Rontgenstrahlen 



475 



d emporgesaugt und dann in scharfen Strah- 

 len s aus kleinen Oeffnungen gegen die 

 GefaBwandung gespritzt wird, an der es 

 wieder herabrieselt. Zugleich mit der moto- 

 risch angetriebenen Achse A, von der aucli 

 die Pnmpe betatigt wird, wird auch eine 

 Scheibe bewegt, die an ihrem Rande eine 

 Anzahl gegen das 

 GefaB E isob'erter 

 Kontaktstiicke k 

 tragt. Jedesmal 

 wenn ein Kontakt- 

 stiick den Queck- 

 silberstrahl durch- 

 schneidet, ist der 

 Strom geschlossen. 

 Die Frequenz des 

 Unterbrechers hangt 

 von der Umdre- 

 hungszahl der Achse 

 und der Anzahl der 



Kontaktstiicke ab. Da diese oben breiter 

 sind als unten, laBt sich durch Herabsenken 

 der Scheibe die StromschluBdauer ver- 

 groBern, was bei holier Frequenz notig ist, 

 um dem Strom noch geniigende Zeit zum 

 Anstieg zu geben. Die Unterbrechungen 

 erfolgen unter Petroleum. 



y) Schleuderunterbrecher (sogenannter 

 Rotax-Unterbrecher). Eine Hohlbirne A 

 aus Eisen wird durch einen vertikal gelagerten 

 Elektromotor M in schnelle Umdrehimgen 

 versetzt. Etwas Quecksilber, das sich in ihr 

 befindet, wird dadurch in den Aequator des 

 GefaBes emporgeschleudert und bildet dort 

 einen Ring von groBer Steifigkeit (Q). In 

 diesen Ring taucht eine aus isolierender Sub- 

 stanz bestehende, exzentrisch gelagerte 

 Scheibe S, die an ihrem Rande zwei oder mehr 

 metallische Kontaktstiicke k tragt, die mit 

 der Achse und der Stromquelle verbunden 

 sind. Das Kontaktscheibchen wird von dem 

 Quecksilberring in Rotation versetzt und da 

 es im umgekehrten Verhaltnis der Durch- 

 messer schneller lauft als dieser, so schmiegen 

 sich die Kontakte in rascher Folge dem 

 Quecksilber an, ohne daB dabei ein Umher- 

 spritzen des letzteren auftritt. Die Birne 

 wird leitend mit der Rontgenapparatur ver- 

 bunden. Auch hier erfolgen die Unter- 

 brechungen unter Petroleum. Die Strom- 

 schluBdauer kann durch Veranderung der 

 Achsenstellung des Kontaktscheibchens 

 variiert werden. 



40) Wehnelt-Unterbrecher (1900). In 

 einem GefaB G (Fig. 7 IV) mit verdunnter 

 Schwefelsaure stehen sich zwei Elektroden 

 von sehr verschiedener Oberflache gegen- 

 iiber, das Bleiblech B und der Platinstift P. ' 

 Durch ein Porzellanrohr R ist der Kupfer- 

 stab, der unten den Platinstift tragt, gegen 

 die Saure isoliert. Platin ist Anode (+), 

 Blei Kathode ( ). Enthalt der Leitungs- 



kreis keinc Selbstinduktion, so zeigt sich bei 

 hoheren Spannungen iiber 80 Volt - 

 folgende Erscheinung. Der den Elektrolyten 

 diirclisetzende Strom drangt sich am Platin- 

 stift zusammen und erhitzt dort die Saure. 

 Ks bildet sich um den Stift eine Dampf- 

 blase, die den Strom unterbricht. Be- 



Fig. 7. 



findet sich Selbstinduktion (J) im Strom- 

 kreise, so durchschlagt in diesem Augenbh'ck 

 die hohe elektromotorische Kraft des Extra- 

 stromes die Dampfschicht (Knallgasexplo- 

 sion), und der Vorgang beginnt von neuem. 

 Es erfolgen so eine Reihe von Stromschlitssen 

 und Unterbrechungen, deren Frequenz von 

 der angewandten Spannung, der GroBe der 

 Platinoberflache und dem Selbstinduktions- 

 koeffizienten des Stromkreises abhangt. 

 Namentlich die letztere Abhangigkeit hat 

 fiir den Wehneltunterbrecher besondere 

 Primarspulen derlnduktoren nb'tig gemacht. 

 Nach den Vorschlagen von Walter wird die 

 Spule unterteilt; ihre Windungslagen konnen 

 dann nach Bedarf parallel, hintereinander 

 oder gemischt geschaltet werden (Walter- 

 schaltung). Die Frequenz des Wehnelt- 

 Unterbrechers nimmt zu mit der Betriebs- 

 spannung und ab mit wachsender Anoden- 

 oberflache und wachsendem Selbstinduktions- 

 koeffizienten. Der Unterbrecher eignet 

 sich vorzugsweise fiir Spannungen zwischen 

 80 und 220 Volt, hohe Frequenzen und groBe 

 Energie. Seine Eigenheit, die Rohren stark 

 anzugreifen, wird von vielen Rontgenprak- 

 tikern bestritten. 



Der Simon -Unterbrecher entsteht aus 

 dem Wehnelt durch Zuriickziehen des 

 Platinstiftes in seine Porzellanhiille. Der 

 enge. aktive Querschnitt, an dem dann die 

 Unterbrechungen vor sich gehen, ist das 

 Loch der Hiilse (Loch-Unterbrecher). Der 

 Simonunterbrecher eignet sich vorzugs- 

 weise fiir hohe Spannungen. 



5. Hilfsapparate. Samtliche Vorrich 

 tungen, die dazu dienen, Stromstarken zu 

 regulieren, Sicherungen, MeBinstrumente, 

 Ausschalter usf., kann man als Hilfsapparate 

 bezeiclmen. Die moderne Rb'ntgentechnik 

 ist bestrebt, sie an einer leicht zugangUchen 

 Stelle zu vereinigen, entweder auf einem 



