476 



R ("m t gen st i alilen 



Schaltbrett oder fahrbar auf einem 

 Schalttisch. Wegen der Aufmachung dieser 

 Teile mag die technische, am SchluB zu- 

 sammengestellte Fachliteratur eingesehen 

 werden. Hier soil nur die Verteilung der 

 Instrumente an der Hand einer einfachen 

 Schaltskizze, die eine der vielen Moglich- 

 keiten darstellt, besprochen werden. 



Vorausgesetzt ist der AnschluB an eine 

 Zentrale. Die Zuleitungen Z (Fig. 8) durch- 



Fig. 8. 



laut'en zunachst die Sicherungen ss und ge- 

 langen dann zum Hauptausschalter H. 

 Von dort geht der Strom iiber das Ampere- 

 meter A, den Regulierwiderstand R und den 

 Unterbrecher U zum Primarkern des Induk- 

 tors J, um ans diesem zum Stromwender 

 zuriickzuflieBen. Ein vor dem Stromwender 

 abgezweigter Strom geht ferner durch die 

 Leitung mm iiber den Regulierwiderstand 

 Rm und den Ausschalter N nach dem Motor 

 M, der den Unterbrecher betreibt. Bei R 

 kann man dann die Stiirke des Primarstromes, 

 bei Rm die Frequenz innerhalb weiter 

 Grenzen wahlen. Ein von der Haupt- 

 leitung abgezweigtes Voltmeter V gestattet 

 die Betriebsspanmmg abzulesen. 



Je nach der Stromart, der verfiigbaren 

 Spannung, dem Unterbrechertyp, kann die 

 Schaltung sehr verschieden sein. Sie gestaltet 

 sich fur den Deprez- und Wehneltunterbrecher 

 meist einfacher, da der Stromkreis mm fort- 

 fallt, fiir Wechselstrom oft verwickelter. 



6. Unmittelbarer und mittelbarer Be- 

 trieb mit Wechselstrom. Als Strom wech- 

 selnder Starke und Richtung induziert der 

 Wechselstrom unmittelbar. Eine Trans- 

 formation auf hb'here Spannung kann also 

 ohne weiteres in jedem technischen Trans- 

 formator (ohne Unterbrecher) ausgefiihrt 

 werden. Der Transformator unterscheidet 

 sich vom Funkeninduktor dann nur durch 

 seinen geschlossenen Eisenkern. Zwei- 

 fellos kame eine derartige unterbrecherlose 

 Anlage dem Ideal nahe, wenn nun nicht der 

 Wechselstrom wegen seines symmetrischen 

 Spannungsverlaufes fiir den Rb'ntgenbetrieb 

 unbrauchbar ware. Die Rontgenrbhre ver- 



langt Stromdurchgang nur in einer Richtung. 

 Steht fiir die Anlage nur Wechselstrom zur 

 Verfiigung, so muB man ihn entweder durch 

 ein rotierendes Aggregat (Wechselstrom- 

 motor mit Gleichstromdynamomaschine ge- 

 kuppelt) in (ileichstrom verwandeln und dann 

 wie unter 4 verfahren oder auf irgendeine 

 Art die eine der beiden Wechselstromphasen 

 dauernd unterdriicken. Ein derartiger un- 

 mittelbarer Gleichrichterbetrieb (im Gegen- 

 satz zum mittelbaren Umformerbetrieb) kann 

 nach verschiedenen Prinzipien erreicht wer- 

 den. 



a) mit Synchronunterbrecher. Durch 

 einen vom Wechselstrom gespeisten Syn- 

 ehronmotor wird einer der bereits bekannten 

 Unterbrecher betrieben und die Konstruk- 

 tionsverhaltnisse werden so gewahlt, daB 

 die Unterbrechung nur im Gipfelpunkt 

 der einen Phase erfolgt. Dies System gilt 

 fiir veraltet. 



b) mit elektrolytischen Zellen. 

 Durch eine elektrolytische Zelle, in der sich 

 als Elektrolyt z. B. doppelt basisches Am- 

 moniumphosphat und als Elektroden Alu- 

 minium und Blei befinden, geht der Strom 

 nur vom Blei zum Aluminium, wahrend um- 

 gekehrt durch Bildung einer Oxydschicht 

 auf dem Aluminium eine Drosselwirkung 

 bis zu etwa 100 Volt Spannung statt- 

 findet (L. Graetz, 1895). Derartige 

 Zellen in den Wechselstromkreis geschal- 

 tet, scheiden also die eine Phasenreihe 

 aus und machen aus dem Wechselstrom 

 einen ruckweise flieBenden pulsierenden 

 Gleichstrom. Beide Phasen lassen sich durch 

 Gegenschaltung von 4 Zellen nach Art einer 

 Wheatstoneschen Briicke ausnutzen. 



c) durch eine Hilfswickelung im 

 Transformator. Zwischen Primar- und 

 Sekundarwickelung besitzt der Transformator 

 eine dritte Wickelung, in der die eine indu- 

 zierte Phase durch eine Drosselvorrichtung 

 unterdriickt wird. Nur wahrend dieser geht 

 dann Energie auf die Sekundarspule iiber. 



d) durch H o c h s p a n n u n g s k o m m u t a - 

 tor. Eine gleichtaktig (synchron) mit dem 

 Wechselstrom betriebene, rotierende Vor- 

 richtung sorgt dafiir, daB die eine Hoch- 

 spannungsphase unverandert zur Rohre ge- 

 langt, wahrend die andere in der Richtung 

 umgekehrt wird. Der Hochspannungs- 

 kommutator ist also zwischen der Sekundar- 

 spule des Induktors (bezw. technischen 

 Hochspannungstransformators) und der 

 Rontgenrb'hre eingeschaltet. Wegen der 



i hohen Spannungen miissen seine Teile weite 

 j Abmessungen haben und vorziiglich isoliert 

 sein; auch diirfen alle Massen nur gering 

 sein, da wegen der hohen Tourenzahl (meist 

 50 Umdrehungen in der Sekunde) die Bean- 

 spruchung durch die Zentrifugalkrafte sehr 

 groB ist. 



