Rontgenstrahlen 



477 



Hoclispanmmgskommutatoren sind fiir 

 den Wechselstrombetrieb vielfach eingefiihrt. 

 Wenii man sich iiber eine rasche Abmitzung 

 des Rohrenmaterials beklagt hat, so liegt 

 das nicht am System, sondern daran, daB 

 sich sinusformiger Wechselstrom (auch der i 

 Hochspannungsstrom ist natiirlich sinus- ' 

 i'ormig) fiir Rontgenrohren iiberhaupt schlecht 

 eignet. 



7. Rbntgendynamomaschinen. Da der 

 unterbrecherlose Betrieb, also der direkte 

 Betrieb mit Wechselstrom, an sich fraglos 

 technische Vorteile besitzt, andererseits je- 

 doch die sinusformige Kurvenform des Wech- 

 selstromes fiir Rontgenrohren ungiinstig ist 



es geht dabei relativ zn viel Energie 

 in Warme iiber hat man versncht besondere ' 

 Wechselstromdynamomaschinen, d. h. Wech- 

 selstrommaschinen zu konstrnieren, die einen 

 nnsymmetrischen Strom liefern. Die eine 

 Phase ist von geringer Spannung, die andere 

 von relativ hoher, die Kurvenform dieser 

 Phase ist nicht sinusfb'rmig, sondern spitz 

 emporgezogen. Wo viele Rontgeneinrich- 

 tungen im Betriebe sind, also in groBen 

 Krankenhausern, kann man eine derartige 

 Maschine aufstellen, die dann ihren charak- 

 teristischen Strom in ein Leitungsnetz liefert, 

 an das ohne Zwischenapparate (auBer den 

 Regulierwiderstanden) die Hochspannungs- 

 transformatoren unmittelbar angeschlossen 

 werden konnen (Boas 1911). Eine derart 

 zentralisierte Erzeugung von ,,Rontgen- 

 strom" wiirde den ganzen Betrieb vorteilhaft 

 vereinfachen. Die Maschinen befinden sich 

 jedoch zurzeit noch im Versuchsstadium. 



8. Die Rontgenrohren. Unter den Au- 

 forderungen der Technik und dem EinfluB der 

 Erfahrungen, die man damit gemacht hat, 

 liaben die Rontgenrohren mannigfache Ver- 

 anderungen erfahren. Nachdem man weiB, 

 welchen EinfluB die in ihnennochvorhandenen 

 Gasreste haben, wurde allgemein der 

 Rauminhalt wesentlich vergroBert. Nimmt 

 man an, daB ein Kubikzentimeter atmo- 

 spharischer Luft 10 19 Molekiile enthalt und 

 daB der Druck in der Rohre 1 /ioooooo 

 Atmospharendruck ist, so wiirden auch in 

 der best evakuierten Rohre auf dieselbe 

 Volumeneinheit immer noch 10 13 Molekiile 

 kommen: sie konnen nicht ohne Bedeutung 

 sein. 



Es sei ferner vorausgeschickt, daB unter 

 sonst gleichen Konstruktionsverhaltnissen 

 das zur Entladung erforderliche elektrische 

 Potential mit abnehmendem Gasdruck in der 

 Rohre wachst. Da gleichzeitig (mit \vach- 

 sender ,,Harte" wie der Techniker sagt) 

 die Kathodenstrahlgeschwindigkeit zunimmt, 

 verlegt sich der Schwerpunkt der im Ront- 

 genstrahlenbiindel enthaltenen kontinuier- 

 lichen Strahlen nach den kiirzeren Impulsen. 

 Je hoher das Vakuum (je gro'Ber die ,, Harte" 



der Rohre ist), desto durchdringungsfahiger 

 sind also die von ihr erzeugten Rontgen- 

 strahlen. Wahrciul sehr weiche Rb'hren 

 im Bilde keine Schattenkontraste liefern, 

 da die weniger diclitcn Teile (z. B. das 

 Muskelfleisch) noch nicht geniigend durch- 

 drungen werden, wachst der Kontrast mit 

 zuneinnender Harte, um friiher oder spater, 

 je nach den Dichtigkeitsverhaltnissen des 

 durchstrahlten Korpers, ein Maximum zu 

 erreichen. Mit weiter zunehmender Harte 

 nimmt dann der Kontrast wieder ab, weil 

 auch die dichteren Teile (z. B. Knochen) 

 stark durchstrahlt werden. 



Rohren von bestimmtem Hartegrade 

 lassen sich im Betriebe auf die Dauer nicht 

 halten, da der Gasdruck in ihnen einer stan- 

 digen Veranderung unterworfen ist, in 

 den weitaus meisten Fallen mit der Neigung 

 zum Sinken. Die Rohren werden im Ge- 

 brauch fast ausschlieBlich harter, und zwar 

 infolge einer Zerstaubung der Metallteile, 

 namentlich des Platins, das die Eigenschaft 

 hat, Gasteile zu adsorbieren. Besonders 

 die Antikathode muB also vor Erwarmung, 

 die aus der Umwandlung der Kathoden- 

 strahlenenergie herriihrt, und namentlich 

 vor Gliihhitze, bei der die Zerstaubuug sehr 

 heftig erfolgt, bewahrt werden. Die neueren 

 Rontgenrohren sind daher alle mit Vor- 

 richtungen zur Ableitung der an der Anti- 

 kathode erzeugten Warme versehen. Wir 

 konnen folgende Haupttypen unterscheiden: 



a) Antikathoden mit hinterlegtem 

 PlatinfFig. 91). Ein starker Kupfer- 

 block und ein Kupferrohr Cu hinter 

 dem Platinblech Pt sorgen fiir Ver- 

 teilung der Warme. Bei der groBen 

 Warmekapazitat des Kupfers steigt 

 die Temperatur daher nur langsam. 



b) Antikathoden mit Innenkiih- 

 lung durch Kupferrippen (Fig. 9 II). 

 Die Abfuhr der Warme erfolgt durch 

 Strahlung. 



c) Antikathoden mit AuBenkiih- 

 lung (Fig. 9 III). Die Warme wird 

 durch einen starken Kupferdraht 

 nach auBen geleitet und durch 

 einen Rippenkorper R ausgestrahlt 

 bezw. an die Luft durch Mitteilimg 

 abgegeben. 



d) Antikathoden mit Wasserkiih- 

 lung (Fig 91V). Die Antikathode 

 bildet den Boden einer mit Wasser 

 gefiillten, auBen mit einer kugeligen 

 Erweiterung versehenen Glasrohre. Die 

 Warme geht unmittelbar an das Wasser 

 iiber. 



,,SchlieBungslicht" in der Rohre. Jede 

 Vakuumrohre, in der sich Anode und Kathode 

 in sehr verschiedener Lage der Glaswand 

 gegeniiber befinden, also auch die Rontgen- 



