Rontgenstrahlerj 



IT'.i 



Druckes auf den Ball, dehnt sich das 

 in B zusammengepreBte Luftpolster aus 

 and schiebt das Quecksilber wieder vor 

 den porbsen Pfropfen. Neuere Aus- 

 fuhrungen dieser Regenerierung vcr- 

 hindern den Eintritt von Quecksilber- 

 dampfen in die Rbntgenrbhre. 



Bestimmung des Hartegrades. Die 

 Bestimmung des Hartegrades dor Rohre er- 

 folgt zweckmaBig durch eine parallel ge- 

 schaltete Punkenstrecke. Die Elektroden 

 werden soweit zusammengeschoben bis Fun- 

 kenbildung erfolgt; die Lange der Funken- 

 strecke wachst mit dem Hartegrad der Rohre. 



Auch durch Beobachtung des Schatten- 

 wurfes der Hand auf dem Leuchtschirm 

 laBt sich der Hartegrad beurteilen. Weiche 

 Rbhren geben dunkle Gesamtschatten, mittel- 

 weiche helle Fluoreszenz und groBe Kon- 

 traste, harte durchscheinige, flaue Bilder. 



Eine Vergleichsmessung 1st ferner moglich 

 mit dem Radiometer von Walter, das eine 

 Reihe von Lb'chern entlialt, die mit diinnen 

 Platinblechen von jedesmal auf das Doppelte 

 wachsender Starke abgedeckt sind. Beobach- 

 tet wird die Strahlungsintensitat hinter den 

 Blechen auf einem Leuchtschirm. Bei dem 

 Radiometer von Benoist-Walter sind in 

 der Starke geometrisch zunehmende Stufen 

 von Aluminium rings um ein Silberblech an- 

 geordnet. Je dicker die Stufe ist, die mit 

 dem Silberfeld vor dem Leuchtschirm gleiche 

 Helligkeit zeigt, desto harter ist die Rohre. 



Das jetzt meist benutzte Radiometer von 

 Wehnelt vergleicht die Durchlassigkeit eines 

 Silberbleches mit derjenigen eines logarith- 

 misch geschweiften Aluminiumkeiles, der 

 sich zusammen mit dem Silberblech vor 

 einem Beobachtungsspalt verschieben liiLit. 

 Je grbBer die auf einer Skala ablesbare Ver- 

 schiebung ist, je starker also der Al-Keil, 

 der an spezifischer Durchlassigkeit dem Silber- 

 blech gleichkomnit, desto grbBer ist die 

 Harte. Die beiden letztgenannten Radio- 

 meter sind in ihren Angaben unabhangig 

 vom Rbhrenabstand. 



9. Radioskopie. Wir verstehen darunter 

 die vistielle Beobachtung des Fluorenszenz- 

 bildes. Das im Schattenwurf erscheinende 

 Objekt tritt zwischen die Rohre und den 

 Fluoreszenzschirm. 



Als fluoreszierende Substanz wird fiir 

 visuelle Wahrnehmung ausschlieBlich das 

 Baryumplatincyanur benutzt. Seine Fluo- 

 reszenzfarbe ist griin bis griingelb. Wolfram- 

 saures Calcium fluoresziert blau, weniger 

 kraftig, eignet sich aber vorzugsweise fiir 

 photographische Wirkung (siehe 10 ,, Radio - 

 graphic"). 



Um seitlich auffallende und die Beobach- 

 tung stb'rende Lichtstrahlen fernzuhalten 

 und um iiberhaupt auch bei Lichtuntersuchen 



zu kbnnen, befestigt man am Leuchtschirm 

 einen Papptrichter mit einer oberen Scliau- 

 offnung (Kryptoskop). Es sind ferner Fin- 

 die Zwecke der Radioskoj)ie Beobachtun^s- 

 gestelle und Tische konstruiert worden, bei 

 denen ein vertikal oder horizontal beweglichcr 

 i Leuchtschirm eine Untersuchung des Ob- 

 jektes in aufrechter oder liegender Stellung 

 gestattet. 



10. Radiographie. An Stelle des Leucht- 

 schirmes tritt die photographische Platte 

 in einer lichtdichten Kassette. Da sich 

 hinter den dichteren Stellen die Platte nach 

 der Entwickelung weniger geschwarzt zeigt 

 als hinter weniger dichten, ergibt sich ein 

 Bild, das im Positiv dem Schattenbild auf 

 dem Leuchtschirm vollkommen entspridit. 

 Die photographische Methode ist jedoch der 

 visuellen Beobachtung insofern iiberlegen, 

 als sie gestattet, durch Anwendung langerer 

 Expositionszeiten auch bei undurchlassigeren 

 Kb'rperteilen mittelweiche und daher kon- 

 trastgebende Rohren anzuwenden, deren 

 Strahlen fiir eine direkte Beobachtung auf 

 dem Leuchtschirm nicht durchdringend genug 

 waren. Beziiglich der photographischen 

 Technik muB auf die Fachliteratur verwiesen 

 werden. 



Eine wesentliche Abkiirzung der Expo- 

 sitionszeit kann durch Verstarkungs- 

 schirme erzielt werden, das sind Folien mit 

 einem Ueberzug einer blau fluoreszierenden 

 Substanz (z. B. wolframsaurem Calcium). 

 Man bringt sie mit der Plattenschicht in 

 innige Beriihrung, so daB sie dabei der 

 Rontgenrohre 7Aigewendet ist. Zu der nur 

 w T enig geschwachten Wirkuug der Rontgen- 

 strahlen addiert sich dann noch diejenige 

 des Fluoreszenzlichtes. Bedingung ist ein 

 sehr feines Korn der Leuchtschicht (Gehler- 

 | Folie). 



Durch Parallelverschiebung der Rohre um 

 einen Betrag, der mit dem Rohrenabstand 

 von der Platte entsprechend wachsen muB, 

 konnen nacheinander zwei Aufnahmen ge- 

 macht werden, die in einem geeigneten Be- 

 trachtungsapparat vereinigt, ein Bild von 

 stereoskopischer Wirkung ergeben. 



Ueber alle Zubehorteile zur Radio- 

 graphie: Kassetten, Gestelle, Aufnahme- 

 tische usw. gibt die technische Literatur 

 Auskunft. 



11. Blendentechnik. In jedem von 

 Rontgenstrahlen getroffenen Kbrper ent- 

 \vickelii sich sekundiire Rontgenstrahlen (vgl. 

 A, 4), die unter Umstanden bei einer photo- 

 graphischen Aufnahme sehr storend wirken 

 konnen, da sie den schattengebenden Gegen- 

 stand (z. B. den KnocheneinschluB im Mus- 

 kelfleisch) gewissermaBen unterspiilen und 

 das Bild verschleiern. Die sekundare Strah- 

 lung der von Rontgenstrahlen durchsetzten 

 Wand der Rohre - - die sogenannten ,,Glas- 



