Rontgenstrahlen 



Fig. 11. 



strahlen" , aber auch die zerstreuten 

 Strahlen der Kassette, des Aufnahmetisches 

 ust'., konnen verschleiernd einwirken. Man 

 hlendet daher durch besondere, nach alien 

 Seiten verstellbare und mit Bleiblech aus- 

 geschlagene Kastenblenden, in clenen die 

 Rb'ntgenrohre zentrisch aufgestellt wird, alle 

 Randstrahlen, soweit es die Beobaehtung 

 zulafit, ab. Zugleich schiitzt man den Arzt 

 dadurch gegen schadigende Strahlenwirkung. 

 Die Blendenkonstruktionen sind sehr ver- 

 schiedenartig. Erwahnt sei hier besonders 

 die Kompressionsblende von Albers- 

 Schonberg, da sie neben den iiberfliissigen 

 Randstrahlen zngleich die Einwirkung der 

 Glasstrahlen groBtenteils beseitigt (Fig. 11). 



B ist eine Blende 

 mit einem An- 

 satzrolir R; beide 

 aus undurchlas- 

 sigem Material. 

 Man erkennt so- 

 fort, daB bereits 

 die von den Glas- 

 stellen a und b 

 herriihrenden se- 

 kundaren Strah- 

 len den aufzuneh- 

 menden Korper 

 K nicht mehr 

 treffen konnen. 



Durch Herabdriicken des Rohren- und 

 Blendengestells auf den Patienten wird 

 gleichzeitig eine Kompression ausgeiibt. Es 

 ist selbstverstandlich. daB Antikathoden, 

 Blende und Aiifnahmeobjekt genau auf- 

 einander ausgerichtet sein mlissen. 



12. MeBkunde. Infolge der Kegelpro- 

 jektion ist der Schattenwuii des beobachteten 

 Korpers stets grb'Ber als dieser selbst, 1st 

 a der Abstand des Gegenstandes, b der Ab- 

 stand des Schattens von der Antikathode, 

 G die GroBe des Gegenstandes, so ergibt sich 

 die GroBe des Schattens S aus 



Nur unter Beriicksichtigung der Abstands- 

 verhaltnisse kann also auf die Grb'Be des 

 schattenwerfenden Korpers geschlossen wer- 

 den, auBer wenn man nach der Methode 

 der orthodiagonalen Beobaehtung verfahrt 

 (Donath, 1899). Das Prinzip dieser MeB- 

 methode ist folgendes. Die Rontgenrohre 

 (R) ist starr mit einem Index I x verbunden, 

 der sich vor der Beobachtungsflache bewegt. 

 Durch Parallelverschiebung (Fig. 12) der 

 Rohre und des Index wird erst der rechte 

 und dann der linke Schattenrand des zu 

 messenden Korpers d mit dem Index zur 

 Deckung gebracht. d' ist dann gleich d. 

 Da der zur Beobaehtung benutzte - - den 

 Index treffende Strahl stets senkrecht 



auf der Beobachtungsflache steht, bezeichnet 

 man ihn als den ,,orthodiagonalen". Ortho- 

 diagraphen, namentlich zur Bestimmung der 



Fig. 12. 



HerzgroBe, sind zuerst von Moritz (1900) 

 konstruiert worden. 



Die Entfernung eines Korpers von der Be- 

 obachtungsflache wird am emfachsten durch 

 parallaktische Verscliiebung gefunden (Ro- 

 senthal 1899). Wird die Rontgenrohre 

 R (Fig. 13) parallel zur Beobachtungsflache 



Fig. 13. 



L um die Strecke a verschoben, so wander! 

 der Schatten des Korpers K gegenlaufig 

 um die Strecke b. Ist der Abstand der Anti- 

 kathode von der Beobachtungsflache d, 

 so ergibt sich der .,Tiefensitz" X des Korpers 

 aus der Aehnlichkeit der Dreiecke: 



b.d 

 = a~+b 



I in iibrigen konnen stets nur zwei, moglichst 

 in senkrecht zueinander liegenden Ebenen 

 ausgefiihrte Beobachtungen AufschluB iiber 

 die wahre Lage schattenwerfender Korper 

 zueinander bringen. Bei der Beurteilung von 

 Knochenbriichen namentlich ist diese Beob- 

 achtungsmethode uneiiaBlich. 



13. Fernaufnahmen. Je mehr a in der 



VergroBerungsformel S=G (Abschnitt 12) 



a 



wiichst, desto mehr nahert sich S der GroBe 

 von G, d. h. je weiter die Rontgenrohre vom 

 Objekt und dem Beobachtungsschirm ent- 

 fernt ist, desto mehr entsprechen Objekt und 

 Schatten einander an GroBe. Bei 2 bis 3 m 

 Entfernung kann man, kleinere Objekte 

 vorausgesetzt, beide praktisch einander bereits 

 gleichsetzen. Durch Fernaufnahmen werden 



