1078 Schwingungen (Elektrische Schwingungen und drahtlose Telegraphie) 



kurz sind, da8 quasistationare Stromver- a) Hitzdrahtinstrumente. Die Hitz- 

 teilung in ihnen herrscht, so wird 5R = = E, | drahtinstrumente von Hartmann und 

 dem Ohmschen Widerstand, wenn man fur Braun tun das dadurch, daB sie die durch 

 Vermeidung von Skineffekt Sorge tragt. 

 (Vgl. A, II, 5, a, /?.) Andernfalls wird 91 

 auch eine Funktion von co. 



Gilt es eine ungedampfte sinusformige 

 Schwingung i = I sin cot zu messen, so wird 



also 



= R -~-> ... 51a) 



so daB man J e ff und J messen kann, falls R 

 bekannt ist und man Q miBt. 

 Bei gedampften Schwingungen 



_bt 

 i = J e T s i n w t, 



deren Amplitudenkurve eine Exponen- 

 tialkurve ist (vgl. A, II, 4), ist die 

 wahrend des Verlaufs einer Entladung ent- 

 wickelte Warmemenge 



oo 



R /Wt = ^ R ^ = JL R( J cff ) 

 J rob 2 cob 



52) 



Erfolgen Entladungen pro Sekunde, 

 so ist die in der Sekunde entwickelte Warme- 



menge 



n 



52a) 



so daB aus einem Vergleich mit Glei- 

 clnmg 51a) folgt, daB man hier 



zu setzen hat. 



Hier laBt sich also aus Q und R die 



TO 



GroBe t -^- bestimmen. LaBt sich , co 

 cob 2 



und b anderweitig bestimmen, so findet man 

 J. Fur die Bestimmung von co und b werden 

 weiter unten besondere Methoden angegeben. 

 Die Entladungszahl kann mit Hilfe des 

 rotierenden Spiegels direkt oder photogra- 

 phisch ermittelt werden. Sehr bequem ist 

 dazu auch dcr Entladungsanalysator nach 

 Fleming, eine durch einen Elektromotor 

 in Kreisschwingung versetzte, von dem 

 Funkenkreis aus erregte GeiBlerrohre 

 (vgl. Fig. 58). Jede Entladung dokumentiert 

 sich durch ein Aufleuchten der Rb'hre, 

 durch die Rotation der Rohre erscheinen 

 die zeitlich folgenden Entladungen raumlich 

 auseinandergelegt. Nach dem Prinzip der 

 stroboskopischen Methoden (vgl. den betr. 

 Artikel) laBt sich dann L, ermitteln. 



Die verschiedenen auf der Warmewirkung 

 der Schwingungen beruhenden MeBanord- 

 nungen fiir elektrische Schwingungen unter- 

 scheiden sich durch die Art, wie sie die 

 entwickelte Warme Q zur Anzeige bringen. 



Fig. 58.* 



die Erwarmung auftretende Verlangerung 

 und Durchbiegung des gespannten Hitz- 

 drahtes auf einen Zeiger iibertragen. Um 

 den Skineffekt zu vermeiden und doch den 

 fiir starke Strome erforderlichen Leiter- 

 querschnitt zu erreichen, spannen sie eine 

 Reihe von gleichartigen diinnen Hitzbandern 

 auf der Oberflache einer Trommel aus, von 

 denen nur eins seine Durchbiegung auf 

 den Zeiger iibertragt (Fig. 59). Die Skala 

 der fiir ganz kleine Stromstarken verwendeten 

 Instrumente gibt aus spater ersichtlichen 

 Griinden oft statt J t -ft in Ampere, die ini 

 Instrument verbrauchte Leistung J e ff 2 R in 

 Watt an. Die empfindlichsten Instrumente 

 dieser Art haben ihren maximalen Ausschlag 

 bei nur 0,015 Watt. 



/?) Hitzdrahtluftthermometer. Das 

 nach dem Vorbild von RieB yon F. Braun 

 in die drahtlose Telegraphie eingefiihrte 

 Hitzdrahtluftthermometer miBt Q durch die 

 Warmeausdehnung, den der Hitzdraht an 

 einem durch einen verschiebbaren Fliissig- 

 keitsfaden abgeschlossenen Gasvolumen her- 

 vorbringt. 



j/) Bolometer und Barretter. Beim 

 Bolometer und Barretter wird Q durch die 

 Widerstandsanderung gemessen, die der Hitz- 

 draht durch die Temperaturerhohung er- 

 fahrt. Das geschieht entweder in der direkten 

 Wheatstoneschen Briickenschaltung (Figur 

 60) oder nach Paalzow und Rubens in der 



