Schwingungen (Elektrische Schwingimgen und drahtlose Telegrapliie) 1079 



L, R L 2 

 Fig. 62. 



Fie;, bl. 



Doppelbriicke (Fignr 61) oder nach Bel a 

 Gati in der Schaltung Figur 62. Der Weg 

 der Schwingungen i ist jedesmal durch die 

 angehangten mit i bezeichneten Leiter- 

 enden gekennzeichnet. Diese Instrumente 

 gestatten bei Verwendung auBerst dtinner 

 Drahte, eventuell im Vakuum, noch eine 

 Warmezufuhr von der GroBenordnung 10~ d 

 bis 10 G Watt zu messen. 



<5) Thermoelement. Die Messung von 

 Q mit Hilfe von Thermoelementen hat zuerst 

 Klemencie eingefilhrt. Er vereinigte mit 

 dem Hitzdraht die Lotstelle eines Thermo- 

 elementes, indem er in den Schwingungskreis 

 eine Anordmmg wie Figur 63 einschaltete. 

 D D sind die Drahtenden. die zum Schwin- 

 gungskreise fiihren. Die diinnen Drilhte a 



Fig. 64.* 



und b aus thermoelektrisch verschiedenem 

 Material fiihren, eventuell durch Drossel- 

 spulen, zum Galvanometer. Figur 64 zeigt 

 eine moderne Anordnung dieser Art, wobei 

 Hitzdraht und Thermoelement, zur Er- 

 hohung der Empfindlichkeit nach Lebe- 

 dew, ins Vakuum gesetzt sind. Das Thermo- 

 galvanometer von Duddell vereinigt Hitz- 

 draht, Thermoelement und Galvanometer 



