Sclnvingiingen (Elektrische Schwingungen und drahtlose Telegraphie) 



Bi 



JJitzdraht 



Fig. 65.' 



zu einem einzigen Instrument in folgender 

 Weise (s. Fig. 65): Unmittelbar liber dem 



Hitzdrahte, aber 

 ohne direkte Be- 

 riihrung mit ihm, 

 befindet sich das 

 sehr feine Thermo- 

 element Bi/Sb, 

 welches durch die 

 Drahtschleife L 

 geschlossen ist. 

 Diese Drahtschleife 

 hangt an einem 

 Quarzfaden in dem 

 Felde eines Ma- 

 gneten NS. Wird 

 der Hitzdraht er- 

 warmt, so entsteht 

 in der Schleife 

 ein Thermostrom, 

 und die Schleife 

 wild von dem Ma- 

 gnetfeld gedreht. 

 Der Spiegel M 

 dient zur Ablesung. 

 Diese Instrumente 

 gestatten in sehr 

 zuverlassiger und 

 bequemer Weise 

 Messungen von Q 

 bis zur GroBenord- 

 nung 10- 6 Watt, 



Stromstarken bis zur GroBenordnung 1Q- 6 

 Amp. herunter. 



e) Antikoharer. Auf Warmewirkungen 

 der Schwingungen beruhen auch die soge- 

 nannten Antikoharer. In den Stromkreis 

 einer Gleich-EMK. sind sehr kurze elektro- 

 lytische Unterbrechungsstellen eingeschaltet, 

 an denen der Gleichstrom durch Elektrolyse 

 sehr feine Metallbriicken ausbildet. Die 

 Schwingungen zerstoren diese Brucken, was 

 sich durch Stromspriinge im Antikoharer- 

 kreise kundgibt. 



Auch die weiter unten zu besprechenden 

 Thermodetektoren gehoren wohl zum Teil 

 hierher, doch ist ihr Verhalten noch nicht 

 befriedigend aufgeklart. 



ib) Lineare Strommesser. Lineare 

 Strommesser konnen beim direkten Durch- 

 leiten von Wechselstrom keinen Ausschlag 

 zeigen. Da sie indessen zu weit hoherer 

 Empfindlichkeit gebracht werden konnen 

 (bis 10 12 Amp.) wie die quadratischen 

 Instrumente, so hat man sie indirekt zur 

 Stromstarkemessung der elektrischen Schwin- 

 gungen herangezogen. 



Dieses Bestreben ist schon im vorigen 

 Absatz bei alien bolometrischen und 

 thermo elektrischen Methoden erkennbar, wo 

 mittelbar die Empfindlichkeit der linearen 

 Instrumente voll ausgenutzt wird. 



Von den linearen Instrumenten hat beson- 



ders das Saitengalvanometer in der draht- 

 losen Telegraphie Bedeutung gewonnen zum 

 Beobachten der durch Schwingungen iiber 

 mittelten Zeichen, weil es auf relativ einfache 

 Weise gestattet, die Ausschlage auf einem 

 schmalen Streifen photographischen Papiers 

 zu registrieren. 



Zu den linearen Instrumenten gehb'rt 

 auch das Telephon, welches wohl in der 

 Praxis der drahtlosen Telegraphie das meist- 

 benutzte Schwingungsbeobachtungsinstru- 

 ment ist. 



a) Gleichrichtung der Schwin- 

 gungen. In unmittelbarer Weise kann die 

 Empfindlichkeit der linearen Instrumente zur 

 Schwingungsmessung ausgenutzt werden, 

 indem man die Schwingungen zunachstgleich- 

 richtet und sie dann in der gleichgerichteten 

 Form in die Instrumente schickt. Prinzipiell 

 konnen dazu alle Gleichrichtermethoden ver- 

 wendet werden, die imArtikel ,,Elektrische 

 Ventile" behandelt sind, soweit sie ihre 

 Ventilwirkung auch bei hohen Frequenzen 

 beibehalten. Eine auf die Unsymmetrie der 

 Leitercharakteristik gegriindete, von Bran- 

 des angegebene phauomenologische Theorie 

 aller Gleichrichter ist dort Abschnitt 4 ge- 

 geben. Auch die prinzipiellen Schaltungen 

 zur Messung sind dort zu finden. 



Folgende spezielle Ventilformen haben sich 

 fiir die Messung elektrischer Schwingungen 

 besonders bewahrt: 



Das gliihelektrische Ventil, welches 

 zuerst von Fleming fur die Zwecke der 

 drahtlosen Telegraphie eingefuhrtwurde. Eine 

 von de Forest unter deniNamen ,,Audion" 

 eingeftihrte, wie es scheint, besonders giinstige 

 Form der Benutzung ist die in Figur 66 ab- 

 gebildete. EinvonderHilfsbatterieE 2 geliefer- 

 ter, von der Gliihelektrode F aus in das MeB- 



Fig. 66.* 



instrument T gesandter Grundstrom erfiihrt 

 eine Verstarkung durch diejenige Phase der 

 an dem Drahtnetz N und dem Gliihfaden 

 F wirkenden Schwingung, die den Gliih- 

 faden zur Kathode macht; die andere 

 Phase wird abgedrosselt. 



