Schwingungen (Elektrisclio Si -hwingungen und drahtlose Tele^rajiliie) 1081 



Audi die Lichtbogenventile (Queck- 

 silbergleichrichter), sowie die lichtelektri- 

 schen Ventile sind brauchbar bis zu hohen 

 Frequenzen hinauf. 



Ferner haben sich hier vor allenDingen die 

 schon genannten Thermodetektoren be- 

 wjihrt, die gerade aus der Verwendinig fur 

 die Zwecke der drahtlosen Telegraphie ihre 

 Entwickelung genommen haben. F. Braun 

 hat ihre Ventilwirkung 1901 zuerst am Psilo- 

 mt'lan entdeckt und sie als Detektor der 

 elektrischen Schwingungen empfohlen. Nahe- 

 res iiber sievgl. in dem Artikel ,,Elektrische 

 Ventile" 4. 



Wird eine durch ein solches Ventil gleich- 

 gerichtete Schwingung durch ein lineares 

 StrommeBinstrument geschickt, so zeigt 

 der Ausschlag desselben den arithmetischen 

 Mittelwert 



2 f 3 ^- 



= -m- / " K 



1 f / 



54) 



des Stromes an. Fiir ungedampfte Schwin- 

 gungen i = = J sin cot wird 



Jar = - J .... 54a) 



n 



Haben wir aber wieder eine Folge von 



gedampften Schwingungen i == Je~T f sincot 

 in der Sekunde, so ist 



fS- 



J o cob 



55) 



die bei einem gleichgerichteten Schwingungs- 

 komplex durch das Instrument gefiihrte 



Elektrizitatsmenge. Also (wenn -,-- klein 



gegen 1 ist) 



4J 

 C-^ = Jar .... 55a) 



die in der Sekunde hindurchgefiilrrte Elek- 

 trizitatsmenge, welcher der Ausschlag ent- 

 spricht. Dieser ist somit hier ebenso wie bei 

 den quadratischen Instrumenten dem 

 proportional (vgl. Gleichung 55). 



Hier ist er aber der Anfangsamplitude J, 

 dort dem Quadrate J 2 derselben proportional. 

 Werden die zu messenden Schwingungen 

 nach der Funken- oder StoBerregungs- 

 methode mit Hilfe von Wechselspannung 

 erzeugt, so flutet, wie S. 1071 Figur 40 ge- 

 zeigt wurde, innerhalb jeder Halbperiode 

 der Wechselspannung auf und ab. Daher 

 muB in diesem Falle die Wirkung in dem 

 StrommeBinstrument periodisch auf- und ab- 

 fluten, und zwar mit der doppelten Frequenz, 

 wie die der erregenden Wechselspannung ist. 



/?) Das Telephon. Tonende Funken. 

 Dies ist besonders wichtig bei der Anwendung 

 eines Telephons als MeBinstrument. Das 



Telephon ist an sich ein lineares MeBinstru- 

 ment, kann also mit einem Gleichrichter zu- 

 sammen unmittelbar zur Beobachtung der 

 Schwingungen dienen. Wird dann die ge- 

 schilderte Erregungsweise mit Wechselspan- 

 nung gentigend ho her Frequenz (co = ca. 3000 J 

 gewahlt, so entsteht in dem Telephon 

 ein Ton dieser Frequenz. Man nennt diese 

 Methode die Methode der tonenden Funken. 

 Sie ist in Verbindung mit der StoBerregung 

 durch Loschfunken von der Gesellschaft 

 fiir drahtlose Telegraphie eingefiihrt worden. 



Bei einer von C. Lorenz angegebenen 

 Modifikation werdeii die Erregungswechsel- 

 strome mittels der Duddellschen Licht- 

 bogenmethode statt mittels einer Wechsel- 

 strommaschine erzeugt. 



Folgen die Erregungsfuuken mit zu kleiner 

 Entladungszahl, was z. B. bei Erregung mit 

 Unterbrechern oder mit 50 periodigem 

 normalem Wechselstrom der Fall ist, so ent- 

 stehen keine Tone, sondern Gerausche, 

 deren spezielle Art sowohl von der Ent- 

 ladungszahl , wie den Eigenschwingungen 

 der betreffenden Telephonmembran bestimmt 

 wird. 



Audi bei der Bolometer- und Barretter- 

 methode kann das Telephon an Stelle eines 

 Galvanometers verwendet werden. Werden 

 dann die Hitzdrahte von tonenden Funken- 

 schwingungen erregt, so flutet in ihnen 

 die entwickelte Warme mit der doppelten 

 Periode der erregenden Wechselspannung 

 auf und nieder. Sind sie fein genug, um in 

 ihrer Temperatur diesem Wechsel zu folgen, 

 so wird auch hier ein Ton im Telephon 

 entstehen. 



Diese Telephonmethode ist die empfind- 

 lichste Beobachtungsmethode fiir elektrische 

 Schwingungen, die es gibt. Neuerdiugs ist 

 es iiberdies gelungen, die Tone der Beobach- 

 tungstelephone durch Telephonrelais oder 

 Lautverstarker mit gesteigerter Intensitat 

 hb'rbar zu machen. 



Die Telephonmethode kann dadurch 

 zu einer vielfach brauchbaren, wenn auch 

 nicht selir genauen MeBmethode gemacht 

 werden, daB man zu dem Telephon Ohm- 

 schen Widerstand parallel schaltet und 

 seinen Betrag verringert, bis die Telephon- 

 tone verschwinden (Parallelohmmethode). 



y) Tikkermethode. Um die offenbaren 

 Vorteile der telephonischen Beobachtung 

 von Schwingungen in Form eines Tones auch 

 fiir die Messung ungedampfter (eventuoll 

 auch durch Gleichspaunungsfunken erregter 

 Schwingungen [L, const]) auszunutzen, 

 dienen die sogenaiinten Tikkerschaltungen. 

 Ein Tikker ist ein elektromagnetisch betatigter 

 Unterbrecher von so holier Uuterbrechungs- 

 frequenz, als zu einer Tonbildung im Telephon 

 erforderlich ist. Figur 67 U zeigt ihn in der 

 Schaltung, in der er die Energie der unge- 



