liwingimgeu (Elektrisdie Schwingungen und drahtlose Telegraphie) 



Auch ohne daB die Hilfsgleichspannung 

 E angelegt wird, leisten die Gasentladungs- 

 strecken und Glimmlichtrohren hervorragende 

 Dienste als Schwingungsdetektoren. Und 

 zwar hilft dazu dieselbe durch ihre dyna- 

 mische Charakteristik beschriebene Eigen- 

 schaft, durch die sie zur Erregung von 

 Schwingungen so tauglich befunden wurden. 

 Wirkt namlich eine Wechselspannung ge- 

 niigender Amplitude an den Enden einer 

 solchen Strecke, so wirkt die Entladungs- 

 strecke zunachst wie ein Kondensator, der 

 sich aufladet, bis die Widerstandslinie mit 

 wachsendem E den Gipfel der Charak- 

 teristik erreicht. Nun setzt die StoBionisa- 

 tion ein und die ganze aufgesammelte Elek- 

 trizitatsmenge stilrzt sich in die Entladungs- 

 bahn und erregt dort die mit den lonisierungs- 

 vorgangen verkniipfte Leuchterecheinung. 

 Wegen der Hysteresis der Gasentladungs- 

 phanome (vgl. den Artikel ,,Lichtbogen- 

 entladung") wirkt fiir den weiteren Ver- 

 lauf die Gasstrecke wie ein guter Leiter, 

 um so mehr, je hb'her die Frequenz der 

 Wechselspannung ist und je grb'Ber ihre 

 Amplitude ist. Ist die Wechselspannung 

 gedampft, so wird nach einiger Zeit das 

 Leuchten aufhoren, bis eine neue Schwin- 

 gung es wiederum hervorruft. Namentlich 

 mit Neon und Helium gefiillte GeiBler- 

 sche Rohren bilden in dieser Weise ein 

 sehr empfindliches Reagens auf Wechsel- 

 spannungen, wie sie von elektrischen Schwin- 

 gungen hervorgerufen werden. Die B II i a 

 beschriebene Methode des Schwingungs- 

 analysators benutzt solche von den Schwin- 

 gungen erregte Leuchtrb'hren. 



Auch eine kleine Funkenstrecke zwischen 

 Kugel und Spitze (am besten Graphit) laBt 

 sich in sehr empfindlicher Weise zur Schwin- 

 gungsbeobachtung verwenden, indem man 

 sie in einen von den Schwingungen durch- 

 flossenen Oszillator einschaltet. Hertz 

 hat eine solche in einen kreisformigen Oszil- 



a) Der 

 rohre (vgl. 

 Strom"), 



lator (Hertzschen Resonator) eingeschaltete 

 Funkenstrecke bei seinen klassischen Ver- 

 s uchen verwendet. Rig hi erweiterte sie 

 in das Gebiet sehr hoher Frequenzen, iudem 

 er als Oszillatoren auf Glas niedergeschlagene 

 Silberstreifen benutzte, in die er einen f einen 

 RiB als Funkenstrecke zur Beobachtung 

 des Schwingungszustandes einschaltete. 



y) Der elektrolytische Detektor von 

 Sc hi 6 milch gehb'rt ebenfalls in diese Kate- 

 gorie, nur daB noch eine iibergelagerte 

 Ventilwirkung den Auslosevorgang begiin- 

 stigt. (Vgl. den Artikel ,,Elektrische 

 Ventile" 4 Schlufi.) 



3. Zeitlicher Verlauf von Strom und 

 Spannung. Er wird gemessen mit Hilfe: 



B r a u n schen Kathodenstrahl- 

 den Artikel ,,Elektrischer 

 bei der die magnetische oder 

 elektrostatische Ablenkung eines Kathoden- 

 strahlbiindels durch die Schwingungen auf 

 einem Fluoreszenzschirm sichtbar gemacht 

 und mit Hilfe eines rotierenden Spiegels 

 oder dergl. zeitlich auseinander gelegt wird. 

 Figur 72 zeigt die von Zenneck mittelst 

 einer Br an n schen Rohre erhaltene photo- 

 graphische Registrierung einer gedampften 

 Schwingung. Die Braunsche Rohre hat bei 

 der Erforschung der elektrischen Schwin- 

 gungen schon unschatzbare Dienste geleistet. 

 b) Der Gehrkesche Glimmlichtoszillo- 

 graph. Sein Prinzip ist ebenfalls imf Artikel 

 j ,,E 1 e k t rise her Stro m" auseinander- 

 gesetzt. Figur 28 zeigte z. B. den mit seiner 

 Hilfe photogr aphis ch registrierten Schwin- 

 gungsverlauf in den beiden Kreisen eines 

 gekoppelten Systems (nach Diesselhorst). 

 Bei diesen Messungen ergibt sich sogleich 

 i auch Dampfung und Frequenz der Schwin- 

 gungen mit, wenn man die Tourenzahl 

 des zu der Zerlegung benutzten rotierenden 

 Spiegels miBt. 



4. Die Strom- und Spannungsverteilung 

 z. B. in linearen Oszillatoren ergibt sich durch 



Zeit 



Fig. 72. < 



