Schwingungen (Elektrische Schwingungen und drahtlose Telr^rnphie) 10s."> 



sinngemaBe Anwendung der unter i und 2 

 behandelten Methoden auf die verschie- 

 denen Stellen des Oszillators. Die Strom- 

 verteilung z. B. durch Einschaltung eines 

 Hitzdrahtinstrumentes an verschiedenen 

 Stellen des Oszillators. Die Spannungsver- 

 teilung wenigstens qualitativ durch das Leuch- 

 ten von Glimmrohren, die man an die ver- 

 schiedenen Stellen heranbringt oder anhangt. 

 So gelingt es z. B. mit Hil'fe von GeiBler- 

 schen Rohren leicht die Spannungsbauche 

 und damit die Wellenlange 1 der unter 

 A II 5 d /5 genannten Lecherschen Draht- 

 systeme nachzuweisen. Falls die Drahte 

 in Luft verlaufen, gestattet dann die Be- 

 ziehung 



~FF\~ -= C'Q 04) 



(c = Lichtgeschwindigkeit) die Schwingungs- 

 zeit zu messen. Vergieicht man mit dei in 

 Luft gemessenen Wellenlange A die Wellen- 

 lange A, welche dieselbe Schwingung besitzt, 

 wenn das Drahtsystem in einem anderen 

 Medium (z. B. einer Fliissigkeit) verlauft, so 

 ergibt 



4- = ~- F- .... 58) 

 /o c 'o Me 



(vgl. Gleichung 49) das Verhaltnis der Fort- 

 pflanzungsgeschwindigkeiten (das Brechungs- 

 verhaltnis) fur die betreffende Schwingung. 

 Wenn die Spannungen groB genug ge- 

 macht werden konnen, zeigt sich ihre Ver- 

 teilung im Dunklen schon direkt durch 

 Glimmbiischel, die von den Drahten aus- 

 gehen. Hierauf beruht eine von Seibt an- 

 gegebene schone Methode zur Demonstration 

 der in langen Drahtspulen mbglicheii Eigen- 

 schwingungen: Die einseitig geerdete Spule 

 wird durch Koppelung mit einem durch 

 Funken erregten abstimmbaren Konden- 

 satorkreis im Bauche des Stromes angeregt. 

 Der Spule entlang ist ein geerdeter diinner 

 Draht gespannt. Stimmt man den Kon- 

 densatorkreis auf die Grundschwingung 

 oder die 3., 5. usw. Oberschwingung ein, 

 so zeigt sich die entsprechende Spanuungs- 

 verteilung (vgl. Fig. 4) durch Btischel- 

 entladungen, die von den Spannungsbauchen 

 aus zu dem geerdeten Draht ubergehen. 

 Figur 74 illustriert das fur die 5. Ober- 

 schwingung. 



5. Leistungsmessungen lassen sich nach 

 der Elektrometermethode (vgl. den Artikel 

 Elektrische Leistung" 4 b) 

 durchfiihren. Besonders scheint das Binant- 

 elektrometer von Dolezalek geeignet zu 

 sein. Will man z. B. die in einem Teil ab 

 des Schwingungskreises Figur 75 verbrauchte 

 Energie messen, so schaltet man wie in der 

 Figur angedeutet: die beiden festen Binaiit- 

 halften werden mit den Enden von a und b 



verbunden, die beiden 

 Nadelhalften mit den 

 Enden eines rein 

 Ohmschen Wider- 

 standes E, der von 

 der Schwingung mit 

 durchflossen wird. 

 Hohe Frequenz macht 

 viele VorsichtsmaB- 

 regeln nb'tig, um 

 Fehler zu vermeiden. 

 Eine Art von 

 Energiemessung ist 

 an ch folgende Sub- 

 stitutionsmethode zur 

 Ermitteliuig der Fun- 

 kendampfung, also 

 der Energie, die in 

 einer Funkenstrecke 

 verbraucht wird: Man 

 schaltet die Funken- 

 strecke in einen 



Schwingungskreis 

 groBer Kapazitat, der 

 durch eine besondere 

 Funkenstrecke F er- 

 regt wird, und dessen 

 Stronistarke J e ft man 

 an einem Hitzdraht- 

 instrument abliest. 

 Nun ersetzt man die 

 Funkenstrecke durch 

 Ohmschen Widerstand 

 R, bis das Ampere- 

 meter wieder den- 



selben Ausschlag 

 zeigt. Dann ist (J e jf) 2 R 

 der Energieverlust 

 im Funken, woraus 



Tig. 74.* 



Fig. 75. 



sich das Funkendekrement bestimmen liiBt. 



6. Messungen, die sich auf die Reso- 

 nanzgesetze stiitzen. 



a) We 1 1 e n m e s s e r. Ein mit einem 

 Schwingungskreise sehr lose gekoppelter 

 Hilfskreis, dessen Frequenz stetig variiert 

 werden kann, gestattet eine Reihe von 

 wichtigen Messungen an dem Schwingungs- 

 kreise vorzunehmen. Und zwar entweder 

 in passiver Benutzung, indem man die 

 von dem zu messenden Kreise aus in dem 

 Hilfskreis erzwungene Schwingung beobach- 



