1086 Srhwinft-unpen (Elektrische Schmngungen und drahtlose Telegraphic) 



tet, oder in aktiver, indem man den Hilfs- 

 kreis selbst zum Schwingen bringt und die 

 von ihm aus in dem zu messenden Kreise 

 crzwimgene Schwingung beobachtet. Solche 

 Hilfskreise aus den unter A II 5 a, y 

 genannten Variometern und den notigen 

 MeBinstrumenten kombiniert sind unter dem 

 Namen Wellenmesser fur die Zwecke der 

 drahtlosen Telegraphie unentbehrliche MeB- 

 instrumente geworden. Im Prinzip sind sie 

 alle identisch; praktisch unterscheiden sie 

 sich z. B. dadurch, daB die einen die 

 Variation der Frequenz durch einen Dreh- 

 kondensator (Fig. 10), die anderen durch ein 

 Selbstinduktionsvariometer (Fig. 12), noch 

 andere durch eine mechanisch gekoppelte 

 Kombination beider bewirken. Im Artikel 

 ..Erzwungene Schwingungen" ist in 

 Figur 21 ein Wellenmesser der ersten Art 

 abgebildet. Die Skala des Variometers 

 wird in Frequenzen (oder Schwingungs- 

 zahlen oder Wellenlangen) geeicht. Ein nach 

 dem in Abschnitt A II 5 d a dargeleg- 

 ten Gesichtspunkt mit dem Wellenmesser 

 koppelbarer MeBkreis mit HitzdrahtmeB- 

 instrument gestattet bei der passiven Be- 

 nutzung die effektive Stromstarke der im 

 Wellenmesser flieBenden Schwingungen ab- 

 zulesen. Auch kann zur Beobachtung der 

 maximalen Spannungsamplitude ein mit 

 Helium oder Neon gefiilltes GeiBlerrohr- 

 chen dem Kondensator parallel geschaltet 

 werden. Fiir die aktive Benutzung sind 

 Einrichtungen getroff en, um denWellenmesser 

 entweder mittels einer Funkenstrecke oder 

 besser nach der in Abschnitt B I i (Fig. 35) 

 beschriebenen Methode mit Hilfe eines 

 Saitenvibrators in Eigenschwingungen zu 

 versetzen. 



Die Frequenzeichung der Wellenmesser 

 kann nach mehreren Methoden erfolgen. 

 Z. B.: man miBt den MeBkondensator nach 

 einer der Methoden, die im Artikel ,, Kapa- 

 zitat" dafiir angegeben sind und miBt 

 die Selbstinduktivitat der Leitungsbahn 

 nach einer der im Artikel ,,Induktivitat" 

 angegebenen Methoden. Dann liefert die 

 Formel 24 die Frequenz durch Rechnung. 

 Da die Leitungsbahn selbst auch Kapazitat 

 besitzt, eicht man besser direkt z. B. in 

 folgender Weise: Aus einem geeichten 

 Kapazitatsvariometer und einer geeigneten 

 Selbstinduktion bildet man einen Kreis, der 

 in sehr loser Koppelung aus einem unge- 

 dampft schwingenden Primarkreise erregt 

 wird. Die Stromstarke J,.ff des MeBkreises 

 liest man an einem Hitzdrahtstrommesser ab. 

 Die Spannung E t -ff des Luftkondensators 

 miBt man mit Hilfe eines quadratisch ge- 

 schalteten Elektrometers. Dann ist bei einer 

 Stellung C'L des Luftkondensators 



E' '-^ - 



(C'L -f- CE)CO 



wo CE die Kapazitat des Elektrometers ist. 

 Bei einer zweiten Stellung C"L des Luft- 

 kondensators 



E" e ff = 



J" 



fff 



woraus co = 



(C" L +C E )w 



T' -- T" - 



I en J fff 



ff "E" eff 



n/_Q// 



Oder man ermittelt die Frequenz mit 

 Hilfe eines Lecherschen Drahtsystems, wie 

 Abschnitt C II 4 angegeben. 



b) Kesonanzkurve des Strom- 

 effektes. 



a) Frequenzmessung. Bei passiver Be- 

 nutzung koppelt man denWellenmesser mog- 

 lichst lose mit dem Schwingungskreise, dessen 

 Frequenz gemessen werden soil, und variiert 

 ihn, bis das Hitzdrahtinstrument die maxi- 

 male Stromstarke anzeigt. Die so ermittelte 

 Kesonanzstellung des Wellenmessers ergibt 

 dann mit Hilfe der Eichkurve die Frequenz. 

 Fiir die Messung der Frequenz geniigt auch 

 die Ermittelung derjenigen Einstellung des 

 Wellenmessers, bei der die Spannung am 

 Kondensator ein Maximum wird, was sich 

 mit Hilfe der oben erwahnten GeiBlerrohre 

 konstatieren laBt. Setzt man die GeiBler- 

 rohre radial auf die Achse des Wellenmessers 

 und laBt diesen mit ihr dauernd rotieren, so 

 wird sie immer an derjenigen Stelle der 

 Kreisbahn aufleuchten, die der Kesonanz- 

 einstellung entspricht. Sie kann so direkt 

 als Zeiger auf einer untergelegten Skala die 

 Frequenz anzeigen (E. F. Huth). 



Bei aktiver Benutzung erregt man im 

 Wellenmesser Schwingungen, deren Frequenz 

 man so lange variiert, bis ein im zu messenden 

 Kreise angebrachter Strom- oder Spannungs- 

 indikator das Resonanzmaximum anzeigt; 

 die betreffende Stellung des Wellenmessers 

 ergibt dann wieder die Frequenz. Auf diese 

 Art lassen sich z. B. die Eigenschwingungen 

 von Spulen bestimmen, indem man als 

 Indikator ein an ein Spulenende angehang- 

 tes Heliumrohrchen benutzt. 



Wenn man Frequenzen messen kann, 

 laBt sich sogleich eine Reihe von weiteren 

 Messungen durchfiihren. Z. B. Vergleichung 

 von Kapazitaten, indem man sie mit ein und 

 derselben Induktivitat zu einem Schwingungs- 

 kreise verbindet. Die Frequenzgleichungen 



co, = und <o 2 = 



liefern 



c, 



60) 



Eine Vergleichsmessung von Kapazitaten 

 ermb'glicht sogleich auch eine Messung von 

 Dielektrizitatskonstanten, und zwar in Ab- 

 hangigkeit von der Frequenz. 



