1088 Srlnvinmmgen (Elektrische Schwingungen und drahtlose Telegrapliie) 



t'requenz, die gerade den halben Stromeffekt 



ergeben, 

 so wird 



wie in der 



Kesonanzeinstellung, 



?i .... 65a) 



Alle diese Beziehungen gelten auch, wenn 

 man die Frequenz im Schwingungskreise 

 andert und den Stromeffekt im Wellenmesser 

 iniBt. Schwingt das Primarsystem unge- 

 dampft, so wird b x == und es ergibt sich 

 sogleich eine Methode, die Eigendampfung 

 des Wellenmessers zu bestimmen. Eine anclere 

 Methode dazu besteht darin, dem Wellen- 

 messer einen Widerstand R' zuzuschalten. 

 Dadurch erfahrt das Dekrement eine Ver- 

 mehrung uni 



I/- 2 

 I/L2 



wird dadurch auf 



b 2 ' = = <5'T = = 



(vgl. Gleichung 27). 



(Jeff 2 )'sR, 



der Gleichung 44 ergibt sich dann 



1 



auf a, H ' herabgedriickt. Mit Hilfe 



66) 



oder, wenn b 2 ' klein gegen bi+b< 



^2 = 



66 a) 



1 



9i 



Falls im Schwingungskreis ungedampfte 

 Schwingungen verfiigbar sind, ergibt sich 

 nodi folgende sehr einfache Methode: Man 

 stellt den Wellenmesser auf Resonanz ein, 

 der Stromeffekt sei (Jeff 2 )^ (Ausschlag a^). 

 Nun schaltet man R' 2 zu; Stromeffekt 

 (J t -ff 2 )' ;} j (Ausschlag a' 9 ,). Im Wellenmesser 



wirkt in beiden Fallen die gleiche E M K. 

 Da im Resonanzfall der Wechselwider- 

 stand des Wellenmessers lediglich in seinem 



Ohmschen Widerstand besteht (vgl. Gleichung 

 42), so wird demnach der Spannungsabfall 



(JABa-WW^ I R./) 67) 



woraus 



67a) 



a 



1 



Da die Beziehungen, auf die sich alle die 

 genannten Messungen mit Hilfe des Welleu- 

 messers stiitzen, konstante Frequenz, kon- 

 stante Entladungszahl 'Q und exponentielle 

 Dampfung des gemessenen Kreises verlangen, 

 so diirfen nur solche Erregungsweisen der 

 Schwingungen verwendet werden, die das 

 sicherstellen. Funkenerregung z. B. kann 

 deshalb mit Riicksicht auf das Abschnitt 

 Bl 2 Gesagte fehlerhafte Messungeu ergeben. 

 Sehr geeignet ist die Erregung durch Losch- 

 funken. 



Die Dekrementmessungen mit Hilfe des 

 Wellenmessers konnen zur Messung der 

 Gesamtheit aller soldier Energieverluste 

 herangezogen werden, die ein exponentielles 

 Dekrement hervorbringen, z. B. der Energie- 

 verluste im Dielektrikum, der Ausstrahlung 

 usw., nicht aber der Funkenverluste und 

 der durch Spruhen der Kondensatoren her- 

 vorgebraditen (vgl. Abschnitt A II 5 a, 8), 

 Wenigstens ist in den letzten Fallen Vor- 

 sicht bei der Beurteiluug der Ergebnisse 

 notig. Ist 9t das gesamte Widerstands- 

 moment, welches diesen Verlusten Rechnung 

 tragt, so gilt 



9iT SRA 



eine Beziehung, mit deren Hilfe sich 9t aus b 

 finden laBt. 



y) Resonanzmessungen an ge- 

 koppelten Systemen. Figur 77 zeigt 

 die Resonanzkurve, die mit Hilfe des Wellen- 

 messers von einem ziemlich festgekoppelten 

 System aus zwei Kreisen gleicher 



Eigen- 



48 



2.2 2,4 2.6 2,8 



Fig. 77.* 



3,2 



