Scrrwinguiigen (Erzwnngene Schwingiingfii ) 



1139 



zahl ankommender elektrischer Wellen in 

 der drahtlosen Telegrapliie zu bestinimen, 

 hat man als einziges Mittel die Kesonanz. 

 Man laBt die Wellen auf einen Resonator - 

 elektrischen Schwingungskreis geeigneter 

 Form wirken, dessen Frequenz man 

 kennt und durch Veranderung der Selbst- 

 induktion oder Kapazitat oder auch beider 

 meBbar variieren kann. Bei maximalem 

 Ansprechen dieses ,,Me6kreises" ist Gleich- 

 heit der Frequenz vorhanden. Dasselbe 

 Mittel benutzt man, urn Schwingungskreise 

 abzustimmen, die als Sender dienen sollen. 

 Man koppelt dann den zu untersuchenden 

 Kreis moglichst lose, urn Ruckwirkimg und 

 dadurch entstehende Aenderung der Schwin- 

 gungszahlen zu vermeiden, mit dem MeBkreis 

 und laBt, wie der gewohnlich benutzte 

 Ausdruck lautet, den Kreis auf den MeBkreis 

 induzieren. Die Koppelung kann magnetisch 

 oder elektrisch sein, meist ist sie magnetisch 



^^ 



Fig. 20. Anordnung zur Frequenzmessung elek- 

 trischer Schwingungen mittels Resonanz. 



und wird durch 

 einige Windungen 

 der SchlieBungs- 

 driihte (Koppe- 

 hmgsspulen) be- 

 sorgt. In den 

 MeBkreis muB ein 

 Instrument zur 

 Messung des Ef- 

 fektes(Stromeffekt 

 oder Spannungs- 

 effekt) eingeschal- 

 tet sein. Da 

 dieses den Ablaut' 

 der Schwingungen 

 im MeBkreis storen 

 kann, so schaltet 

 man es meist erst 

 in einen dritten 

 Kreis, den Imli- 

 katorkreis, ein, auf 

 den der MeBkreis 

 induziert und der, 

 wenn notig, auch 



mit dem MeBkreis gleichgestimmt wird. Er ist 

 mit diesem stets nur extrem lose gekoppelt. 

 , Es entsteht so eine Anordnung, die in Figur 20 

 : schematisch dargestellt ist. J ist der In- 

 dikatorkreis, II der MeBkreis und I der 

 zu untersuchende Kreis. Die technischen 

 Frequenzmesser (W e 1 1 e n m e s s e r) der 

 drahtlosen Telegraphiesind meist nach diesem 

 Prinzip gebaut und unterscheiden sich 

 nur durch die konstruktive Anordnung der 

 einzelnen Teile und die Art der Koppelung. 

 Ein soldier Frequenzmesser alterer Kon- 

 struktion der Gesellschaft fiir drahtlose 

 Telegraphic (Telefunken) ist in Figur 21 

 abgebildet. Der in der Mitte sichtbare 

 Zylinder ist ein verstellbarer Drehscheiben- 

 kondensator, um die Kapazitat stetig zu 

 andern; die Selbstinduktion wird durch 

 j Austausch der rechts befestigten Spule 

 I gegen andere Spulen sprungweise variiert. 

 ; Neuere Konstruktionen dieser und anderer 

 1 Firmen sind noch bequemer und zweck- 

 maBiger eingerichtet. Die altesten Formen 

 der Frequenzmesser, einfache Drahtspulen 

 auf Glasstaben, die unveranderliche Frequenz 

 besitzen, und durch lebhaftes Funkenspriihen 

 und Leuchten an den Enden Kesonanz mit 

 der sie treffenden elektrischen Welle an- 

 zeigen (Slabysche Multiph'kationsstabe usw.) 

 haben nur noch als Demonstrationsmittel 

 Interesse. 



20. Weitere Anwendungen. Verstar- 

 kung der Wirkung durch Resonanz bei 

 Senderantennen. Resonanztransformator. 

 Vibrationsgalvanometer. Optisches Tele- 

 phon. Noch in anderer Weise leistet die 

 Resonanz in der drahtlosen Telegrapliie 

 Dienste. Sie client dazu, die Senderschwin- 



Fig. 21. Wellenmesser (Frequenzmesser) der drahtlosen Telegraphic. 



72* 



