Atmospharische Elektrizitat 



633 



so daB die Geschwindigkeit den oben angegc- 

 benen Grenzwcrt unterschreitet. so erhalt 

 man das Prinzip des von H. Ebert, angegebe- 

 nen Aspirationsapparates zur Messung 

 der spezifischen lonenzahl (lonen- 

 zahler). Der Apparat besteht aus einem 

 verhaltnismaBig langen und engen Zylinder- 

 kondensator, durch den mittels eines kleinen 

 Laufwerkaspirators ein schwacher Luft- 

 strom gesaugt wird. Das gesamte wah- 

 rend einer Messung hindurcligesaugte Luft- 

 quantum kann aus der Umdrehungszahl des 

 Aspirators angegebm werden. Bezeiclmet 

 wieder Vj das Anfangs-, V 2 das End- 

 potential in Volt, F die Fordermenge in 

 ccm, C die Kapazitat, so gilt: 



C.Q^-V.) 

 - n P~ F.300 



und ein entspreehender Ausdruck fiir s.n n . 

 Aus dem bekannten Wert der lonenladung 

 s= 4,7.10 10 elektrostatischeiiEinheitenkann 

 dann die spezifische lonenzahl berechnet 

 werden. Gewohnlich begniigt man sich mit 

 der Angabe des sogenannten ,,Ionenge- 

 halts" en p oder eiin in elektrostatischen 

 Einheiten pro cbm. 



Fur die Messung der spezifischen 

 lonengeschwindigkeit sind eine Eeihe 

 verschiedener Anordnungen verwendet wor- 

 den. Nach H. Gerdien kann man entweder 

 gleichzeitig mit dem Apparat zur Messung 

 der Leitfahigkeit e.n.v und mit dem lonen- 

 zahler e.n, somit aus dem Quotienten beider 

 Werte v bestimmen, oder man benutzt zwei 

 hintereinander geschaltete Zylinderkonden- 

 satoren, von denen der erste nur ein en Bruch- 

 teil der in der Luft enthaltenen lonen ab- 

 fangt, wahrend der zweite den Rest ent- 

 zieht. Die gesamte, an beiden Zylinder- 

 kondensatoren neutralisierte Ladung ergibt 

 wieder e.n, die Spannungserniedrigung an 

 dem ersten Kondensator e.n.v. Eine ahn- 

 liche Methode ist von H. M a c h e ange- 

 geben worden; es wird einmal mit dem 

 lonenzahler allein und dann nach Vorstecken 

 eines zweiten Zylinderkondensators gemessen 

 zwischen dessen Elektroden mittels einer 

 kleinen Batterie eine Spannungsdifferenz un- 

 terhalten wird, die nicht hinreicht, um 

 dem Luftstrom alle lonen zu entziehen. Aus 

 beiden Messungen laBt sich ebenfalls v 

 angeben. 



9. Beo b ach tungsmaterial liber 

 Leitfahigkeit, lonenzahl, lonen- 

 geschwindigkeit. Da ein groBer Teil 

 der auf die Untersuchung der Leitfahigkeit, 

 der lonenzahl und lonengeschwindigkeit 

 bezliglichen Arbeiten mittels des Z rstreu- 

 ungsapparates in seiner urspriinglichen Form 

 ausgeftihrt worden ist, lassen sich die Resul- 

 tate dieser Beobachtungen weder quantitativ 

 verwerten noch unmittelbar zum Vergleich 



mit dem Material heranziehen, das nach den 

 iibrigen Methoden erhalten wurde. Die nach 

 Schering, v. Schweidler und mittels der 

 Aspirationsmethoden erhaltenen Resultate 

 sind quantitativ verwertbar, bilden aber 

 nur ein en kleinen Teil des gesarnten Beobach- 

 tungsmaterials, so daB vorlaufig auf die 

 nach der urspriinglichen Zerstreuungsmethode 

 erhaltenen Daten nicht verzichtet werden 

 kann. 



Die Zerstremmgsmessungen geben fiir 

 den Ladungsverlust des Zerstreuungskorpers 

 im allgemeiuen Werte von der Ordnung 1 % 

 pro Minute, die gelegentlich bis auf 5% an- 

 wachsen konnen; bei Nebel sinken sie bis 

 auf kleine Bruchteile eines Prozents. Der 

 Quotient der mit negativer oder positiver 

 Ladung des Zerstreuungskorpers beobachte- 



ten Koeffizienten - = q ist vieKach zur 

 a + 



Diskussion herangezogen worden; er gibt 

 ein angenahertes MaB fiir das Ueberwiegen 

 der positiven leichtbeweglichen lonen liber 

 die negativen. Dieser Quotient ist gewohnlich 

 > 1; seine groBten Werte erreicht er bei 

 Messungen auf Bergspitzen, wo durch die 

 Wirkung des elektrischen Feldes der Erde 

 besonders starke Anreicherung an positiven 

 lonen statthat. Audi die mittels des lonen - 

 zahlers gemessenen lonengehalte zeigen 

 eine entsprechende Unipolaritat , ihre Betrage 

 schwanken um etwa 0,3 elektrostatische 

 Einheiten/cbm, d. h. rund 600 lonen jedes 

 Vorzeichens im ccm. Sie zeigen eine Uni- 

 polaritat im Sinne eines Ueberschusses an 

 positiven lonen, die nicht im Einklang 

 steht mit clem UeberschuB an positiver 

 raumlicher Ladungsdichte, wie er aus der 

 Abnahme des Potentialgefalles mit der 

 Hb'he zu erwarten ware. Der hier erkennbare 

 Widerspruch scheint seiner Aufklarung durch 

 eine zuerst von Lang evin gemachteBeobach- 

 tung naher gebracht zu werden, der in der 

 Atmosphare neben den Ipnen von groBer 

 spezifischer Geschwindigkeit solche von er- 

 heblich geringerer (etwa Viopo) m merklicher 

 Zahl nachweisen konnte, die bei den Ver- 

 suchsbedingungen des Ebertschen lonen- 

 zahlers sich der Messung entziehen mussen. 

 Es ist nicht unwahrscheinlich, daB der zu 

 groBe UeberschuB an leichtbeweglichen lonen 

 gerade durch ein en gleichzeitig yo handenen 

 UeberschuB 'von schwerbeweglichen lonen 

 so weit kompensiert sind, daB der restierende 

 Betrag an positiver raumlicher Ladungs- 

 dichte sich in Uebereinstimmung befindet 

 mit dem aus der Abnahme des Potential- 

 gefalles mit der Hohe bereclmeten. Das 

 Beobachtungsmaterial iiber die spezifische 

 Zahl der leichtbeweglichen und insbesondere 

 der schwerbeweglichen lonen ist zurzeit noch 

 auBerst diirftig, so daB sich mit einiger 

 Sicherheit iiber ihre gegenseitigen Beziehun- 



