074 



Atmirng (Physiologie der Atmung- tind der Blutgase) 



freier Luft hin und her geatmet wird, und bei 

 welchen die Gasmengen relativ groB sind, 

 dienen zur Yolumsbestimmung eigene Apparatc. 

 die in neuester Zeit auch fiir die Untersuchung 

 geringster Gasmengen so vervollkomrunet wordcn 

 sind, daB es gelingt, selbst die Atmung kleinster 

 Lebewesen messend zu verfolgen. Die haupt- 

 sachlich verwendeten Prinzipien sind folgende: 



1. Das Spirometer (Hutchinson, 

 Speck, T i s s o t n. a.). In einem auBeren, 

 niitWasser gefiillten StandgefiiB steht ein innerer, 

 durch Gegengewicht ausaquilibrierter Blech- 

 zylinder, in den die Luft vom Boden her durch 

 ein Rohr, das bis in den obersten Teil des inneren 

 Zylinders reicht, eingefiihrt wird. Wie bei den 

 iiblichen Gasometern hebt sich der innere Zy- 

 linder in dein MaBe, als Luft in desseu Innenraum 

 eintritt. Aus dent Betrag, um den sich der 

 Zylinder verschoben hat, ergibt sich die GriiBe 

 des zu messenden Gasvolums. Sollen die An- 

 gaben richtig sein, darf der innere Zylinder 

 keinen schadlichen Raum besitzen. ferner muB 

 die Aequilibrierung der Veranderung des Auf- 

 triebes durch das Austauchen des Zylinders 

 genau angepaBt sein. Dies kann durch Queck- 

 silber (P f 1 ii g e r) , herabfallende Kugeln 

 (Speck) oder eine Kette (v. Reckling- 

 h a u s e n) in ziemlich vollkommener Weise 

 erzielt werden. Weitere Unrichtigkeiten konnen 

 in den Angaben des Spirometers u. a. dadurch 

 zustandekoinmen, daB der innere Zylinder sich 

 schief stellt, daB die Temperatur der Luft sich 

 nicht abgeglichen hat und daB Kohlensa'ure durch 

 die Spirometerfliissigkeit absorbiert wird. 



2. Die Gasuhren (Pettenkofer 

 und V o i t , Z u n t z u. a.). In Verwendung 

 stehen ,,feuchte" und ,,trockene" Gasuhren. 

 Jene stellen im Wesen rotierende Spirometer 

 vor, deren Gasraume konzentrisch um eine 

 Achse fiir jede Lage aquilibriert angeordnet sind 

 und sich abwechselnd fiillen und entleeren, 

 wobei die Achse gedreht wird und auf ein Zeiger- 

 werk wirkt, daa das durchgegangene Volum an- 

 gibt. Gasproben fiir die Analyse diirfen nur vor 

 Eintritt in die Gasuhr entnommen werden und 

 sind dem Volum zuzuzahlcn. Druck- und Tem- 

 peraturbestimmungen miissen die Angaben des 

 Zeigerwerkes vervollstandigen. Trockene Gas- 

 uhren dienen besonders dann der Volumsbestim- 

 mung, wenn der Gasmesser bequem transportabel 

 sein soil. Bei ihnen wird durch wechselnde 

 Fiillung und Entleerung von Lederbiilgen das 

 Zeigerwerk in Bewegung gesetzt. Trockene wie 

 feuchte Gasuhren miissen geeicht werden und 

 bediirfen von Zeit zu Zeit der genauen Kontrolle 

 iiber ihre Angaben. Ganz besonders ist dies bei 

 trockenen Gasuhren erforderlich. Die Eichungs- 

 werte lauten fiir verschiedene Durchgangsge- 

 schwindigkeiten verschieden und miissen bei der 

 Bemessung der Volumina in Rechnung gestellt 

 werden. Bei trockenen Gasuhren ist zu beriick- 

 sichtigen, daB die Messung kleiner Volumina 

 dadurch sehr unsicher werden kann, daB die 

 Angaben des Zeigerwerkes fiir gleiche Bruchteile 

 eines Liters wechselnd groB sind. Es liefert die 

 Eichung daher nur bei Durchgang groBerer Gas- 

 mengen konstante Werte, die zur Ableitung eines 

 mittleren Korrekturfaktors fiihren. Es ist nicht 

 wohl moglich, eine Gasuhr mit Hilfe einer 



zweiten verlaBlich zu eichen, weshalb fiir die 

 Eichung eigene Apparate in Verwendung stehen. 



3. Die "W a g u n g der G a s e. Unter 

 Lui'tabscliluB aufbewahrte Mengen von Atern- 

 gasen konnen entweder direkt durch Wagung 

 bestimmt werden (Benedict u. a.), indem 

 man auf entsprechend tragfahigen, empfind- 

 lichen Wagen das Gewicht des Gases ermittelt 

 (z. B. 1 1 O a wiegt 1,43 g, was bei einer 

 Empfindlichkeit der Wage auf 2 mg einer 

 Genauigkeit von 2 ccm entspricht), oder man 

 fangt das Gas unter atmospharischem Druck 

 bei genau bekannter Temperatur auf und be- 

 stimmt als Wassergewicht das Volum jenes 

 Raumes, den das Gas einnimmt (D u r i g). 

 Hierbei ist auf den Temperaturausgleich und 

 auf Verluste an Gas durch Absorption im Wasser 

 Bedacht zu nehmen. In vielen Fallen wird das 

 Gas in seinen Verbindungen gewogen, indem man 

 die Gewichtszunahme des ,,Absorptionsmittels" 

 bestimmt (z. B. Kohlensiiureapparate). Auch 

 durch Titrierung kann der Kohlensiiure- und 

 Sauerstoffgehalt eines Gases bestimmt werden. 

 Die Titrierung ist am ineisten bei der Unter- 

 suchung des Wassers auf C0 2 und 2 iiblich. 



4. Die Volumsbestimmung durch Druck- 

 anderung geschieht entweder in der Weise, 

 daB das zu messende und ein bekanntes Vergleichs- 

 voluin auf ein und dasselbe Manometer wirken, 

 oder es wird das zu messende und abgesperrte 

 Gas unter verschiedenen Druck gesetzt und aus 

 der Hohe der Drucke beziehungsweise der da- 

 mit verbundenen Volumsiinderung die Gas- 

 menge berechnet (Messung bei konstantem 

 Druck oder bei konstantem Volum). Das 

 Volumen einzelner Atemziige kann auf die 

 Weise bestimmt werden, daB das gesamte, 

 wahrend einiger Exspirationen ausgeatmete Gas 

 in einem dichten Kautschukbeha'lter aufgefangen 

 und aus diesem dann zur quantitative!! 

 Volumsbestimmung entnommen wird. Meist 

 bedient man sich zur Kontrolle iiber die wahrend 

 der Atmung ablaufenden Volumsschwankungen 

 der graphischen Aufzeichnung mit Hilfe der 

 verschiedenen Atemschreiber. Die meisten 

 dieser Apparate gestatten aller dings nur incli- 

 rekte Schliisse auf die GroBe der Atemvolu- 

 mina, da die aufgezeichneten Exkursionen 

 der Schreibhebel nicht in alien Lagen genau 

 aliquoten Teilen der VentilationsgroBe ent- 

 sprechen. Das von Gad angegebene registrie- 

 rende Spirometer, der A e r o p 1 e t h y s m o - 

 graph, gibt zwar an und fiir sich richtige Werte, 

 kann aber darum zur Volumsbestimmung nicht 

 einwandfrei verwendet werden, well das Tier 

 entweder durch Ventile atmen mufi, wenn die 

 Inspirations- von der Exspirationsluft getrennt 

 werden soil, oder aber gezwungen ist, in den 

 Apparat (allenfalls mit Vorlage) hin und her zu 

 atmen. Im erstgenannten Falle wird die Atern- 

 mechanik bei kleinen Tieren durch die Wider- 

 stiinde wesentlich geandert, im zweiten werden 

 durch die Anreicherung an C0 2 veranderliche 

 Bedingungen geschaffen. SchlieBt man das Ver- 

 suchstier in einem Kasten luftdicht ein und liiBt 

 es durch ein Rohr nach auBen atmen (Men- 

 schendose P f 1 ii g e r s ; plethysmographische 

 Methode H c r i n g s ; Atemkasten Knoll s), 

 so geben die Volumsanderungen im Luftraum 



