Hallistik B 



mittels der elektrischen Kinematographie 

 verfolgen. Einige allerdings unsichere Be- 

 rechnungen beziehen sich auf das Durch- 

 schlagen von Panzerplatten, sowie auf die 

 Tiefe des Eindringens von Geschossen in 

 Erde, Holz usw und die zugeho'rige Ein- 

 dringungszeit, und endlich auf die in Mauer- 

 werk usw. gebildete Hohlung. 



Literati!!*. Ein -.iinilii-li ri>l/x/<'iiiilii/<:i IJtirnti/r- 

 m-.i-lrh nis ji/nJet sichin dein /,'</<;<// ,,/lnllislil:" 

 ili-r /-'/i-.i/lc/n/iiiilic i/i'/- maih&rnaMschen II "/**/- 

 schaften, Bd. 4 > Nr. IS, Leipzig. 

 Ferncr in C>'(inz, I'oppciiberg und Becker, 

 LelirbiK-li der linUistil:, Li'ijr.iij lOin/il, B. G. 



'1'i'iiliiii'f, lit]. 1 Ill's ./. Dtirt si/ii/ Kuril ilit widi- 



tigsten Speziahoerke mn! die Fachzeitschriften :/* 

 sammengestellt. 



C. Cranz. 



Barchan. 



Bogen- oder Sicheldiine ist eine im Wincl- 

 schatten (Leeseite) konkave, sichelformig ge- 

 bogene Diine (vgl. den Artikel ,,A t m o - 

 s p h a r e"). 



Barometer. 



1. Allgemeines iiber Quecksilber-Baro meter: 



a) Prinzip des Quecksilber-Baro meters, b) Rein- 

 heit des Quecksilbers. c) Luftfreies Vakuum, 

 d) EinfluB des Quecksilberdampfes. e) Kapillar- 

 depression. f) Temperaturkorrektion. g) Schwere- 

 Korrektion. h) Genauigkeit der Barorneterab- 

 lesungen. 2. Spezielle Formen des Quecksilber- 

 Baro meters: a) GefaBbarometer. b) Heber-Baro- 

 meter. c) GefiiB-Heber-Barometer. d) Wage- 

 Barometer. 3. Barometer mit an der en Fliissig- 

 keiten. 4. Metall-Baro meter: a) von Bourdon. 



b) Aneroid-Barometer von Vidi. 5. Registrierende 

 Barometer: a)Quecksilber-Barograph. b) Aneroid- 

 Barograph. 6. Thermo -Hypso meter. 7. Baro- 

 metrische Hohenmessung. 



i. Allgemeines iiber Quecksilber-Baro- 

 meter. la) Prinzip des Quecksilber- 

 Barometers. Das Quecksilber-Barometer 

 wurde im Jahre 1643 von Evangelista 

 Torricelli erfunden. In seiner einfachsten 

 Form besteht es im wesentlichen aus einer 

 an einem Ende geschlossenen Glasrohre 

 von ca. 80 cm Lange, die mit Quecksilber 

 gefiillt und in umgekehrter Stellung in ein 

 gleichfalls mit Qnecksilber gefiilltes GefaB 

 gesetzt wird. Das Quecksilber sinkt dann 

 in der Rohre so weit zuriick, bis sein hydro- 

 statischer Druck dein auBeren Luftdrnck das 

 Gleichgewicht halt. Die Hohe der Queck- 

 silbersaule miBt dann diesen Luftdruck (vgl. 

 den Artikel Luftdruck"). 



ib) Reinheit des Quecksilbers. 

 Das verwendete Quecksilber muB vollkom- 



men rein sein, weil unreines Quecksilber ein 

 anderes spezifisches Gewicht besitzt, und be- 

 so nders auch, weil es am Glase haftet. Eine 

 mechanische Reinigung von Stauti wird 

 erzielt, indem man das Quecksilber durch 

 einen Papiertrichter laufen laBt, dessen Spitze 

 mit einer Nadel durchstochen wurde, oder 

 noch besser, indem man es durch Leder 

 hindurchpreBt. Fett wird durch Ausschut- 

 teln mit etwas Kali- oder Natronlauge oder 

 Benzol und Alkohol und wiederholtes Nach- 

 schiitteln mit Wasser beseitigt. Fremde 

 Metalle zieht man durch Schiitteln des Queck- 

 silbers mit verdunnter Salpetersaure oder 

 Losungen von Eisenchlorid oder doppelt- 

 chromsaurem Kali aus, worauf stets mit 

 destilliertem Wasser nachgewaschen werden 

 mu 6. Schwer fliichtige Metalle entfernt 

 man auch durch Abdestillieren des Queck- 

 silbers, am besten im Vakuum (vgl. den 

 Artikel ,,Physikalische Technik"). 

 Eine anclere Methode, reines Quecksilber 

 zu erhalten, ist die, daB man dasselbe erst 

 in Zinnober verwandelt und dann aus diesem 

 reduziert. Das in destilliertem Quecksilber 

 stets enthaltene Quecksilberoxyd wird durch 

 Schiitteln mit verdunntem Schwefelammo- 

 nium fortgeschafft. 



ic) Luftfreies Vakuum. Es ist ohne 

 weiteres ersichtlich, daB der iiber der Queck- 

 silberkuppe befindliche leere Raum (das 

 Torricellische Vakuum) keine Luftreste 

 enthalten darf, da solche sofort ein Sinken 

 der Kuppe und damit einen Fehler in der 

 Messung herbeifiihren wiirden. Erfahrungs- 

 gemaB bleiben aber stets geringe Luftmengen 

 am Glase haften, welche sich spiiter im 

 Vakuum sammeln, wenn man nicht besondere 

 VorsichtsmaBregeln ergreift. Seit alters 

 i her erhitzt man deshalb die gefiillte, noch 

 nicht umgedrehte Rohre bis zum Siedepunkt 

 des Quecksilbers, wo durch der grb'Bte Teil 

 der Luft herausgetrieben wird. Taupenot 

 (1857) wandte den Kunstgriff an, daB er 

 iiber dem offenen Rohrenende ein Vakuum 

 erzeugte, .wodurch erreicht wird, daB das 

 Quecksilber bereits bei 300 und ohne 

 StoBen siedet, was wegen des sonst haufigen 

 Springens der Rohren von Wert ist. Wild 

 bediente sich des gleichen Prinzips nach der 

 in Figur 1 dargestellten Anordnung. Durch 

 eine Lnftpumpe A wird das Quecksilber- 

 reservoir C evakuiert, mit welchem die zu 

 fiillende Barometerrohre K in Verbindung 

 steht. Diese letztere wird nur angewarint, 

 wahrend man das Quecksilber in C zum 

 Kochen bringt und so dann durch Neigen der 

 Vorlage in die Rohre laufen laBt. Durch 

 dies Verfahren wird ein sehr reines Vakuum 

 erhalten und zugleich die Gefahr des Zer- 

 springens der Rohre sehr verringert. 



Ein anderes Verfahren, nach welchem 

 man ganz ohne Auskochen eine ziemlich 



