829 



hiftfreie Barometerrohre erhalt, hat Bo gen 

 angegeben: Man laBt aus der ganz gefullten 

 und mit dem Finger (am besten mit Hilfe 

 eines Kautschuktiberzuges) geschlossenen 

 Rohre nach dem Uinkeliren cinige Zenti- 

 meter Quecksilber austreten und das ent- 

 standene Vakuum durch Hin- und Herneigen 

 und Schiitteln der Rohre durch dieselbe 

 mehrmals hindurchwandern, wobei alle Luft- 

 blaschen von dem Vakuum aufgenommen 

 werden. Das Verfahreu muB einige Male 

 wiederholt werden, und das Quecksilber auf 

 etwa 50 erwarmt sein. 



Die Luftfreiheit einer Barometerrohre 

 kann man priifen, indem man das Queck- 

 silber durch Neigen der Rohre an ihr oberes 

 Ende (vorsichtig!) anschlagen la'Bt, wobei 



ringe Verunreinigungen stark anclern konnen. 

 Kohlrausch hat aus den Beobaehtungefl 

 von Mendelejeff und Gutkowski die 

 folgende Tabclle berechnet: 



Kapillardepression des Quec.ksilbers in einer 

 Glasrohre. 



Durchmesser 

 mm 



4 



6 



8 



10 



12 



Tlohe ties Meniscus mm 



0,6 



1,22 

 0, 4 I 

 O,2O 



1,0 



1,98 

 0,78 

 0,38 



0,20 



0,10 



1,4 



1,21 

 0,56 

 0,2Q 



0,15 



1,8 



,37 

 0,19 



Fur groBere Rohrendurchniesser kann 

 man ohne Rucksicht auf die Hohe des 

 Meniscus nach Bravais annehmen: 



Fig. 1. Fiillung der Barometerrohre nach W i 1 d. 



ein metallischer, klirrender Ton zu horen 

 sein muB; die geringste Luftblase bewirkt 

 sogleich, daB der Anschlag stumpf wird. 

 Wie weiter unten noch besprochen werden 

 wird, laBt sich durch mehrmaliges Ablesen 

 des Barometerstandes bei geanderter GroBe 

 des Vakuums ein etwaiger Luftinhalt des- 

 selben nicht nur feststejlen, sondern auch 

 in Rechnung setzen. Ein auBerst empfind- 

 liches Mittel zur Priifung des Vakuums geben 

 die elektrischen Entladungserscheinungen, 

 worauf hier nur hingewiesen werden kann. 



id) EinfluB des Quecksilber- 

 dampfes. Auch das reinste Vakuum ent- 

 halt doch immer noch Qiiecksilberdampfe, 

 wenn auch von sehr geringer Spannkraft. 

 Die hierdurch bedingte Depression der Queck- 

 silberkuppe ist auBerordentlich geringfiigig 

 und kann in der Praxis iiberall vernach- 

 lassigt werden. Sie betragt bei 20 0,02 mm, 

 bei 40 0,03 mm. 



ze) Kapillardepression. Ein anderer 

 Fehler entsteht durch die kapillare Depres- 

 sion des Quecksilbers in der Rohre. Er ist 

 von der Weite der Rohre abhangig. aber 

 auch von den Kapillarkraften des Queck- 

 silbers, welche sich leider schon durch ge- 



Durchmesser 



mm 

 10 

 12 



14 

 16 

 18 

 20 



Kapillardepression 

 mm 



0,32 

 0,19 



0,12 

 0,07 

 0,04 

 0,025 



Betragt die Rohrenweite mehr als 16mm, 

 so kann also diese Korrektion vernachlassigt 

 werden. 



if) Temperaturkorrektion. Da der 

 Luftdruck nicht eigentlich durch die Hb'he, 

 sondern durch das Gewicht der Quecksilber- 

 saule gemessen wird, das letztere aber wegen 

 des groBen Ausdehnungskoeffizienten des 

 Quecksilbers stark von der Temperatur 

 abhangt, so ist es notwendig, den abgelesenen 

 Barometerstand auf Quecksilber von zu 

 reduzieren. Der Betrag dieser Korrektion 

 ist sehr erheblich und darf niemals vernach- 

 lassigt werden. Bedeutet h die bei t gemes- 

 sene Hohe der Quecksilbersaule, so ist die 

 Hohe fur C: 



h n = h 0,000 181. t.h 

 Meist benutzt man jedoch eine Tabelle, bei 

 welcher zugleich auch auf die Ausdehnung 



