830 



Barometer 



Wegen dieser Temperaturkorrektion muB 

 jedes Quecksilberbarometer mit einem Ther- 

 mometer verbunden sein (thermometre at- 

 tache), welches eine moglichst genaue Be- 

 stimmung der Temperatur des Quecksilbers 

 im Barometer gestattet. 



i g) Schwerekorrektioii. Endlich 

 ist es iiblich, an der Ablesung der Queck- 

 silberbarometer die sogenannte Schwere- 

 korrektion anzubringen. Da sich namlich 

 die Schwere mit der geographischen Breite 

 andert, so reprasentiert dieselbe Quecksilber- 

 saule von in den verschiedenen Breiten 

 auch etwas verschiedene Druckkrafte. Man 

 rednziert daher die Ablesungen anf Normal- 

 schwere (giiltig fur 45 Breite) nach der 

 Formel 



b== h (1- -0,0026 cos 2 <p) 



Diese Korrektion betragt an den Polen und 

 am Aequator etwa 2 mm (in 45 Breite 0). 

 Statt sie nach der Formel zu berechnen, 

 kann man sie auch angenahert aus der folgen- 

 den, fiir b == 760 mm geltenden Tabelle ent- 

 nehmen: 



Reduktion des Quecksilberbarometers auf Normalschwere 



des zur Messung dienenden MaBstabes Riick- 

 sicht genommen ist, so daB nur die Differenz 

 Quecksilber minus MaBstab angebracht wird. 

 In der folgenden Tabelle ist als Ausdehnungs- 

 koeffizient des letzteren 0,000019 angenom- , 

 men (giiltig fiir Messing). Fiir einen Glas- 

 maBstab waren samtliche Zahlen der Tabelle 

 um 0,008 t zu vergro'Bern. Das Vorzeichen 

 dieser Temperaturkorrektion richtet sich 

 nach dem Vorzeichen der abgelesenen Queck- 

 silbertemperatur; ist diese positiv, so ist 

 die Korrektion negativ, und umgekehrt. 



Reduktion der Barometerablesung auf 

 Quecksilbertemperatur. 



Da die Schwere auch mit der Hohe ab- 

 nimmt, wird fiir groBe Seehb'hen noch eine 

 weitere, stets negative Korrektion von ge- 



ringem Betrage notig, die man der folgenden, 

 fiir mittlere Luftdruckverhaltnisse giiltigen 

 Tabelle entnehmen kann: 



Reduktion auf Schwere im Meeresniveau 



Hb'he (m) o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 



Korrektion (mm, ) 0,00 0,12 0,23 0,31 0,36 0,40 0,42 



Es sei besonders darauf aufmerksam ge- 

 macht, daB diese beiden Schwerekorrektionen 

 der Natur der Sache nach nur am Quecksilber- 

 barometer, nicht aber an den weiter unten zu 

 besprechenden Aneroidbarometern anzu- 

 bringen sind, welche letztere den Luftdruck 

 ja durch ihre elastischen Kraft e unabhangig 

 von der Schwere messen. Wegen dieses ver- 

 schiedenen Verhaltens der beiden Barome- 

 terarten hat man wiederholt vorgeschlagen, 

 die Schwerekorrektioii durch Vergleichung 

 beider empirisch zu bestimmen und hieraus 

 die ortliche Schwere zu berechnen. (Vgl. 

 auch die unten folgeuden Ausfiihrungen iiber 

 das Thermo-Hypsometer). 



Zu Vergleichszwecken, namentlich in 

 der synoptischen Meteorologie, reduziert man 

 den Luftdruck meist auf den Meeresspiegel, 

 worauf hier aber nicht naher eingegangen 

 werden kann. 



ih) Genauigkeit der Barometer- 



ablesungen. Diejenigen Barometer, welche 

 ohne Vergleichung mit anderen Instrumenten, 

 nur unter Beriicksichtigung aller im voran- 

 gehendenbesprochenenlvorrektionendenwah- 

 ren Luftdruck zu ermitteln gestatten, nennt 

 man Normalbarometer. Es wird hierzu 

 vorzugsweise das weiter unten beschriebene 

 GefaB-Heber-Barometer benutzt. Jedes 

 meteorologische Beobachtungsnetz besitzt an 

 seinem Zentralinstitut ein solehes Hauptbaro- 

 meter, und durch Vergleichung mit diesem 

 werden die Korrektionen der Stationsbaro- 

 meter empirisch bestimmt. Die mehrfach 

 I angestellten Vergleiche der Hatipt barometer 

 der verschiedenen Zentraliustitute unter- 

 einander geben ein Bild von der Genauigkeit, 

 mit der die Messung des Luftdruckes prak- 

 tisch moglich ist. Im Anfange betrugen die 

 grb'Bten Abweichungen der verschiedenen 

 Hauptinstrumente noch ca. 1 mm, bei der 

 letzten Vergleichung (1904) nur noch 0,3 mm 



