"Barometer 



831 



2. Spezielle Formen der Quecksilber- 

 barometer. 2a) GefaB-Barometer. In 

 Figur 2 sind die drei Haupttypen des 

 Barometers dargestellt, namlich das GefiiB- 

 barometer, das Heberbarometer und das 

 GefaB-Heber-Barometer, Das GefaB-Baro- 

 meter entspricht fast ganz der ursprunglichen 

 Anordnung des Torricellischen Versuchs. 

 Um Quecksilber zu sparen, macht man meist 

 den Hauptteil der Rohre ziemlich eng und 

 erweitert nur das obere Ende, urn die Kapillar- 

 depression zu verringern. Wenn auf Genauig- 

 keit kein Wert gelegt wird, vernachlassigt 

 man die Niveauanderungim ,, GefaB'', dessen 

 Durchmesser dann moglichst groB zu warden 

 ist (Phiolen-Barometer). Fur genau ere 



Ablesungen ist dies 

 aber nicht mehr 

 zulassig. Man ver- 

 fahrt dann nach 

 verschiedenen Me- 

 thoden. In der in 

 Figur 3 dargestell- 

 ten Konstruktion 

 wird die ganze 

 neben der Baro- 

 meterrohre ange- 

 brachte Skala, die 

 unten in einer 

 Spitze endigt, in 

 der Vertikalen so 

 verschoben, daB 

 die Spitze genau 

 auf dem unteren 

 Qu ecksilberniveau 

 endigt. Diese zu- 

 erst von Re- 



g nan It angegebene Spitzeneinstellung 

 ist sehr genau, da man die Beruhrung der 

 Spitze mit dem Quecksilber mit Hilfe der 

 Spiegelung sehr scharf beobachten kann. 

 Statt der Skala kann man auch das GefiiB 

 selber oder wenigstens seinen Boden in der 

 Vertikalen beweglich machen, was Ramsden 

 bereits 1786 anwendete. 



Verbessert wurde diese Methode nament- 

 lich durch Fortin (1820), dessen auch fur 

 den Transport eingerichtete Modelle noch 

 heute eine groBe Verbreitung haben. Bei 

 diesem Fortinschen Barometer besitzt das 

 GefaB einen Lederboden, der durch eine von 

 unten angreifende Stellschraube gehoben 

 oder gesenkt werden kann; hierdurch wird 

 vor der Ablesung das untere Quecksilber- 

 niveau gerade zur Beruhrung mit einer fest 

 angebrachten elfenbeinernen Spitze gebracht 

 (Fig. 4). Die Barometerrohre ist hier zunachst 

 von einem Messingrohr umgeben, welches die 

 Teilung tragt. Fiir die Ablesung ist, wie 

 Figur 5 zeigt, dies Messingrohr weiter von 

 einer verschiebbaren Htilse umgeben, die den 

 Nonius tragt. Ebenso wie das Hauptrohr 

 besitzt sie 2 Ausschnitte, durch welche man 



Fig. 2. 



Die 3 Barometer- 

 typen. 



das obere Ende der Quecksilbersaule erblickt. 

 Die Hiilse muB dann so eingestellt werden, 

 daB die Horizontalebene, die durch die 

 oberen Rander der Ausschnitte geht, gerade 

 die Quecksilberkuppe beriihrt. 



Bisweilen tragt man nach einem Vor- 

 schJag von W. Weber die Teilung auch auf 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



e 



.,1 



Fig. 3. GefaBbarometer mit beweglicher Skala. 

 Fig. 4. Unteres Ende des Fortinschen Ge- 

 faBbarometers. 



einem Glasstreifen auf (Fig. 6), deren eine 

 Halfte AB amalgamiert ist und als Spiegel 

 dient. Der Beobachter erblickt in ihm das 

 Bild seines eigenen Auges, welches er bei der 

 Ablesung in eine solche Hb'he zu bringen hat, 

 daB der die Quecksilberkuppe tangierende 

 Teilstrich das Bild der Pupille gerade hal- 

 biert. 



Das Prinzip der Einstellung auf eine 

 Spitze ist noch bei vielen anderen Konstruk- 

 tionen angewendet worden, z. B. in dem 

 fast ganz aus Glas bestehenden Barometer 

 des Glasblasers Bo din, bei welchem das ganze 

 (glaserne) GefaB mittels einer Ringschraube 

 hoher oder tiefer geschraubt werden kann, 

 bis der Quecksilberspiegel gerade die Spitze 

 eines dornartigen Glasansatzes an der Rohre 

 beriihrt. Trotz der eleganten Lb'sung der Auf- 

 gabe hat sich dies Barometer wegen seiner 

 Zerbrechlichkeit nicht eingebiirgert. 





