832 



Barometer 



Die Unbequemlichkeit der zweimaligen 

 Einstellung (unteu und oben) wird vermieden 

 bei den gewohnlichen GefaBbarometern 

 (Fig. 7), wie sie auf den meteorologischen 

 Static nen zur Verwendung gelangen. So 

 ist in der Mehrzahl der osterreichischen 



Fig. 5. 



Fig. 6. 





Fig. 5. Ablesungsvorrichtung des Fortinschen 



Barometers. 

 Fig. 6. Spiegelteilung nach Weber. 



Stationen ein solches GefaB- 

 baro meter mit unbeweglichem 

 Bo den von Kapeller in 

 Gebrauch. Die aus der Veran- 

 derung des unteren Niveaus ent- 

 springende Korrektion wird bei 

 ihm rechnerisch angebracht, 

 was ja ohne weiteres moglich 

 ist, wenn das Verhaltnis der 

 Querschnitte von Rohre und 

 GefaB bekannt ist. 



Die Anbringung dieser Kor- 

 rektion wird erspart beidemsoge- 

 nannten Kew-Barometer oder 

 ,,Gefafibarometer mit reduzierter 

 Skala" welches speziell in Figur 7 

 dargestellt ist. Hier ist die Skala 

 bereits entsprechend dieser Kor- 

 rektion geandert. Dies Baro- 

 meter ist an den Stationen des 

 preuBischen Beobachtungsnetzes 

 in Gebrauch. Eine Abart dieses 

 Gefafibarometers mit reduzierter 

 Skala bildet das Marinebaro- 

 meter, bei dem die Rohre an 

 irgendeiner Stelle stark verengt 

 ist. Hierdnrch wird das ,,Pum- 

 pen", d. h. das Auf- und Ab- 

 schwanken des Quecksilbers in 

 der Rohre verringert, welches 

 sonst im Seegange jede Ab- 

 lesung unmoglich macht. Solche 

 Marinebarometer werden z. B. 

 von der Deutschen Seewarte an 

 die Schiffe ausgeteilt, welche 

 fur sie Beobachtungen anstellen. 



Fig. 7. 



GefaB- 



baro- 



meter. 



Alle derartigen GefaBbarometermit festem 

 Boden sind natiirlich nur relative Instru- 

 mente, da jede Aenderung der Quecksilber- 

 menge im GefaB eine Standanderung her- 

 vorruft. Es muB also immer erst durch Ver- 

 gleichung mit absoluten Instrumenten die 

 Standkorrektion dieser Barometer ermittelt 

 werden. 



2b) Heber-Barometer. Namentlich 

 um den EinfluB der Kapillar depression zu 

 beseitigen, hat schon Boyle (1694) das 

 Heber-Barometer (Fig. 2, Mitte) konstruiert, 

 bei dem die Rohre umbiegt und in einem 

 kiirzeren offenen Schenkel endigt, so daB die 

 Ivapillardepression an beiden Quecksilber- 

 niveaus die gleiche ist und sich also aufhebt. 

 Gay-Lussac (1826) schloB auch den kurzen 

 Rohrenschenkel bis auf eine seitlich an- 

 gebrachte kapillare Luftoffnung, welche Luft, 

 aber nicht Quecksilber passieren laBt, wo- 

 durch einmal der freie Quecksilberspiegel 

 gegen Stan I) geschiitzt und andererseits er- 

 reicht wird, daB man das Instrument um- 

 kehren kann, ohne Qnecksilber zu ver- 

 schiitten (Fig. 8). Um zu verhindern, daB 

 beim Wiederumkehren des Barometers Luft 

 in den langeren Schenkel eintritt, hat Bun ten 

 an diesen Barometern die in Figur 9 abgebil- 

 dete Einrichtung getroffen (Buntensche 

 Spitze), die auch sonst vielfach verwendet 

 wird. 



Fig. 8. 



Fisr. 9. 



y 



Fig. 8. Gay-Lussacs Heber-Barometer. 

 Fig. 9. Buntensche Spitze. 



Die Anbringung der Skala ist bei den 

 Heber-Barometern sehr verschieden. Ent- 

 weder ist die Skala verschiebbar, so daB ihr 

 Nullpunkt auf den unteren Quecksilberspiegel 

 eingestellt wird, oder sie befindet sich fest 

 auf dem Montierungsbrett, und das ganze 



