Ban MIH 'trr 



833 



Barometerrohr wird so weit nach oben oder 

 unten verschoben, bis das untere Niveau 

 in gleicher Ho'he mit dem Nullpunkt steht. 

 Kapeller legte den Nullpunkt der fest ange- 

 brachten Skala mitten zwischen die beiden 

 Niveau s und lieB die Teilung von hier ab ; 

 nach beiden Seiten wachsen, so dafi die 

 beiden Ablesungen addiert werden nitiBten. 

 Bei dem in Figur 10 dargestellten Modell 

 endlich befindet sich die Teilung auf der 

 Glasrohre selber; am kurzeren Schenkel bei 

 B bemerkt man einen Hahn, der beim Trans- 

 port geschlossen wird. nachdeni man durch 



Fig. 10. 

 Hebcr - Baro- 

 meter mit ge- 

 teilter Glas- 

 rohre. 



Fig. 11. Wild-Fuefi- 

 sches GefaB-Heber- 

 Baro meter (Normal- 

 barometer). 



Neigen das Vakuum beinahe (wegen der Aus- 

 dehnung nicht ganz) ausgefiillt hat. 



Es hat sich gezeigt, daB der Hauptzweck 

 der Heber-Barometer, namlich die Ausschal- 

 tung der Kapillardepression, doch nur teil- 

 weise erreichbar ist; denn einmal ist dieselbe 

 im Vakuum nicht die gleiche wie an der 



Hanchvorterbuch der Xaturwissenschaften. Band I. 



Luft (bei Rohren von wenigstens 8 mm Weite 

 betragt der Unterschied aUerdings hb'chstens 

 0,1 mm), zweitens aber wird die der Luft 

 ausgesetzte Quecksilberoberflache und noch 

 mehr das Glas an dieser Stelle bald stark 

 verunreinigt, wodurch die Adhasion des 

 Quecksilbers am Glase sehr erheblich gean- 

 dert werden kann. Aus diesem Grunde und 

 auch wegen der Unbequemlichkeit der dop- 

 pelten Ablesung haben die Heber-Baro- 

 meter jetzt keine groBe Verbreitung mehr. 



20) GefaB-Heber-Barometer. Da- 

 gegen hat sich eine Kombination der beiden 

 Prinzipien des GefaB- und des Heber- 

 Barometers sehr bewahrt (Fig. 2 rechts), und 

 es ist wo hi nur der Kostspieligkeit dieser 

 Modelle zuzuschreiben, daB sie auf den 

 meteorologischen Stationen im allgemeinen 

 nicht eingefuhrt worden sind, sondern haupt- 

 sachlich nur als Normalinstrumente zu Ei- 

 chungen Verwendung finden. Das gegenwartig 

 am meisten gebrauchliche Wild-FueBsche 

 Normalbarometer geht auf das ,,Stand- 

 Heber-Barometer" von Kupffer (1830) zu- 

 rilck. Dies war so eingerichtet, daB mit 

 Hilfe des beweglichen Bo dens des GefaBes 

 das Quecksilber im langen Rohrenschenkel 

 immer auf einen bestimmten Teilstrich 

 eingestellt wurde, so daB das Vakuum eine 

 stets gleiche GroBe hatte. Der Vorteil dieses 

 Verfahrens war der, daB ein etwaiger Luft- 

 rest im Vakuum sich leichter und exakter in 

 Rechnung stellen lieB. 



Auch wurde groBes Gewicht darauf ge- 

 legt, daB das Quecksilber vor jeder Ablesung 

 gehoben war, wodurch eine stark gekriimmte, 

 ziemlich gleich bleibende Kuppe erzielt 

 wurde. Kurz vor seinem Tode modifizierte 

 Kupffer das Model!, indem er die etwas 

 umstandliche Ablesung vereinfachte und das 

 Instrument mit einer Holzfassimg umgab, 

 die sich aber, wie sich spater herausst elite, 

 stark verzog. In dieser Form wurde das 

 Barometer durch Wild an den russischen 

 Stationen eingefuhrt. Eine weitere Verbesse- 

 ruii2f wurde 1873 von Turretini nach Wilds 

 Angaben angebracht, und aits diesem Modell 

 entstand schlieBlich das in Figur 11 abgebil- 

 dete Wild-FueBsche GefaB-Heber-Baro- 

 meter, das jetzt vielfach als Normalbarome- 

 ter benutzt wird. Als ,, Normalbarometer" 

 wollte Wild eigentlich ein anderes, sehr 

 kompliziertes und kostspieliges Instrument 

 bezeichnet sehen, das sich aber nicht eiii- 

 burgerte, da sich die erwarteten Vorziige 

 nicht bestatigten. Die Figur stellt links den 

 oberen, rechts den unteren Teil (diesen in 

 etwas groBerem MaBstab) dar. Der Zylinder 

 C ist mit Quecksilber gefiillt und von unten 

 durch einen Lederbeutel geschlossen, den man 

 mitt els der Schraube G heben und senken 

 kann. In diesen Zylinder ragen zwei Rohren 

 hinein; die weitere Rohre B endigt in der 



53 



