834 



Erweiterung 0, welche iibrigens durch eine 

 Scheidewand (oberhalb S) abgeschlossen 1st; 

 die engere Rohre A befindet sich an der 

 Seite von B, durchsetzt die Erweiterung 0, 

 in welche sie eingeschmolzen ist, biegt dann 

 um und nimmt die gleiche Breite wie B an. 

 Die Rohre B steht nur durch eine kleine seit- 

 liche, mit der Kappe S zu verschlieBende 

 Oef inung in Verbindung mit der AuBenluft. 

 Auf der die Glasrohre umgebenden Messing- 

 hiilse befindet sich die Skalenteilung, deren 

 Nullpunkt unten liegt. Bei der Ablesung hebt 

 man zunachst das Quecksilberniveau in B 

 bis zum unteren Rande eines kleinen Visiers, 

 dessen drei Teilstriche vorher am unteren 

 Ende der Skala - der mittelste auf den 

 Nullpunkt - - eingestellt worden sind. Dann 

 befindet sichalso dasuntere Quecksilberniveau 

 in Hohe des Nullpunktes. Man verschiebt 

 nun die Noniushiilse N (am oberen Ende 

 des Barometers) so, daB sich der Rand des 

 in der Hiilse angebrachten Spalts in gleicher 

 Hohe mit der Quecksilberkuppe befindet, 

 worauf man die Ablesung vornehmen kann. 

 Soil das Instrument auf kiirzere Strecken 



Fig. 12. Wage- 

 barometer. 



Fig. 13. Barometer 



mit gemischter 



Fiillung nach 



Huyghens. 



in zusammengesetztem Zustande transpor- 

 tiert werden, so wird das Quecksilber im 

 Rohre B ganz gehoben, die Oef fining bei 

 S verschlossen, und das Instrument umge- 

 kehrt. Die Versendung auf weitere Strecken 

 geschieht in zerlegtem Zustande, ohne daB 

 eine neue Fullung notwendig wird. Zu diesem 

 Zweck wird in umgekehrter Lage nach Ab- 

 nahme des Skalenrohres vom GefaB D und 

 nach Lb'sung der Mutter F der Stahlkonus 

 E mitsamt den beiden eingekitteten Rohren 

 aus D herausgehoben und nach Abnahme 

 von S das Quecksilber aus dem Schenkel B 

 abgelassen, wahrend der langere Schenkel 



A gefullt bleibt. Die beiden Rohre werden 

 dann mitsamt dem Konus E abgesondert 

 vom librigen Instrument verpackt, damit im 

 Falle eines Britches das ausflieBende Queck- 

 silber nieht die Metallteile beschadigt. 



Die Verschiebbarkeit des Index am 

 kiirzeren Rb'hrenschenkel ermoglicht es, die 

 von Arago und Kupffer zuerst angegebene 

 Probe auf Lufthaltigkeit des Vakuums 

 (,,Vakuumprobe") anzustellen. Stellt man 

 namlich den unteren Index um 10 mm holier 

 und liest aufs neue ab, so muB die Ablesung 

 genau 10 mm mehr ergeben, wenn das Va- 

 kuum wirklich ganz leer ist. Enthalt es aber 

 Luft, so macht sich die Verringerung des 

 Vo lumens durch Erhb'hung ihrer Spannkraft 

 gelt end, und es wird eine Depression des 

 Quecksilbers beobachtet, welche sich noch 

 vermehrt, wenn das Niveau aufs neue um 

 10 mm holier gelegt wird. Mit Hilfe der so 

 gemessenen Depressionen des Quecksilbers 

 kann man dann den GesamteinfluB der vor- 

 handenen Luft rechnerisch ohne Schwierig- 

 keit ermitteln, worauf hier aber nicht naher 

 eingegangen werden kann. 



2d) Wage barometer. Auf einem ganz 

 anderen Prinzip als die bisherigen beruht 

 das schon 1760 von Morland erfundene 

 Wagebarometer (Fig. 12), bei dem die Baro- 

 meterrohre an dem einen Ende eines Wage- 

 balkens befestigt ist. Der Druck auf den 

 Pnnkt A hangt dabei von dem Gewicht des 

 Quecksilbers ab, welches in der Rohre ober- 

 halb BB enthalten ist (falls man das Gewicht 

 der Glasrohre nicht in Betracht zieht). Die 

 Aenderungen des Luftdrucks werden durch 

 das zum Aequilibrieren erforderliche Gegen- 

 gewicht oder durch die Neigungsanderung des 

 Wagebalkens bestimmt. Das Prinzip dieser 

 Wage-Barometer wird vorzugsweise bei regis- 

 trierenden Instrumenten verwendet (siehe 

 weiter unten). 



3. Barometer mit anderen Fliissig- 

 keiten. Theoretisch laBt sich natiirlich jede 

 beliebige Fliissigkeit als Barometerfullung 

 verwenden, nur werden die Rohrlangen ent- 

 sprechend dem geringeren spezifischen Ge- 

 wicht der Fltissigkeiten meist sehr groB. 

 Ein Alkoholbarometer hat 13 m, ein Wasser- 

 barometer ca. 10 in, ein Glyzerinbarometer 

 8,2 in Hohe. Ein Wasserbarometer hat schon 

 1654 Otto von Guericke auf dem Reichs- 

 tage in Regensburg vorgezeigt. Spater hat 

 Daniell es dadurch verbessert, daB er das 

 Wasser darin mit einer Oelschicht bedeckte; 

 gleichwohl konnte er nicht verhindern, daB 

 das Wasser Luft absorbierte und es im 

 Vakuum wieder abgab. Erheblich vorteilhaf- 

 ter sind in dieser Hinsicht die Glyzerinbaro- 

 meter, welche mehrfach zu Demonstrations- 

 zwecken gebaut worden sind; so besaB bis 

 vor kurzem die Deutsche Seewarte in 



