Barometer 



Hamburg ein solches Glyzeriiibarometer 

 von Jordan. 



Figur 13 stellt ein von Huyghens 

 konstruiertes Barometer mit gemischter Fiil- 

 lung dar. Die Barometerrohre erweitert sich 

 oben bei b (Vakuum) und unten bei c, wo 

 eine Fliissigkeit von geringerem spezifischen 

 Ge\\icht (gefarbtes Wasser oder Weingeist) 

 auf das Quecksilber aufgegossen 1st. Das 

 GefaB c geht in eine engere, oben offene 

 Rb'hre d iiber. Hat nun das Rohr d einen n 

 mal kleineren Querschnitt wie b und c, so 

 muB beim Sinken des Quecksilbers uni x mm 

 die farbige Fliissigkeit in d um nx mm steigen. 

 Fiir n = 20 und die Fliissigkeiten Queck- 

 silber und Wasser ergibt sich ein Steigen 

 des Wassers um 5,88 mm, wenn der Luftdruck 

 in Wahrheit um 1 mm sinkt. 



Mendelejeff hat ein sehr empfindliches 

 Differentialbarometer konstruiert, (lessen Fiil- 

 lung aus Naphtha besteht. Dasselbe gestattet 

 den Unterschied des Luftdrucks an zwei 

 Orten zu messen, deren Vertikalabstand nicht 

 mehr als 1 m betragt. P. Rein bo t hat zwei 

 interessante Form en des Naphthabarometers 

 vorgeschlagen, auf die wir aber nicht naher 

 eingehen konnen. Kohlrausch, Hefner- 

 Alteneck, West u. a. haben Apparate zur 

 Messung geringer Luftdruckschwankungen 

 vorgeschlagen. Vgl. auch ,, Variometer" unter 

 13 a im Artikel ,,Luftdruck". 



4. Metallbarometer. Die Metallbaro- 

 meter bestehen aus einer luftleeren, elasti- 

 schen Metallbiichse, deren vom jeweiligen 

 Luftdruck abhangige Zusammenpressung auf 

 cinen Zeiger iibertragen wird. Sie besitzen 



14. Metallbarometer von Bourdon. 



nur eine empirische Skala, ihre Korrektion 

 mufialso durchVergleichungmiteinem Queck- 

 silberbarometer erinittelt werden. Vermoge 

 elastischer Nachwirkungen andert sich bis- 

 weilen die Korrektion im Laufe der Zeit, 

 so daB eine haufige Kontrolle notig ist. 



Diese Barometer besitzen meist auch eine 

 Temperaturkorrektion, d. h. sic andern den 

 Stand bei einer Temperaturanderung ohne 

 Aenderung des Luftdrucks. Jedes Metall- 

 barometer muB auf diese Temperaturkorrek- 

 tion hin gepriift und, wenn notig, korrigiert 

 werden. Die Versuche der Mechaniker, diese 

 Korrektion zu beseitigen, haben indessen 

 schon so viel Erfolg gehabt, daB die besten 

 Instrumente gegenwiirtig fast frei davon sind. 

 Vor der Ablesung miissen alle Metallbaro- 

 meter durch Klopfen leicht erschiittert 

 werden, dam it der EinfluB der 

 beseitigt wird. 



4a) Das Metallbarometer von Bour- 

 don (Fig. 14). Es besteht aus einer evakuier- 

 ten dimnwandigen Metallrohre ABC mit 

 elliptischem Querschnitt, die im Punkt B 

 befestigt ist. Bei Zu- bzw. Abuahme des 

 AuBendrucks nahern bzw. entfernen sich ihre 

 Enden A und C voneinander; diese Ver- 

 schiebungen werden mittels eines Zahnrades 

 auf den Zeiger iibertragen. 



4)3) Das Aneroid-Barometer (Holo- 

 steric-Barometer) von Vidi. Es wurde 

 von Breguet vervolllvommnet (Fig. 15) und 



Reibung 



Fig. 15. Aneroid-Barometer (Holosteric-Baro- 

 meter) von Vidi. 



enthalt statt der Bourdon-Rohre eine 

 gleichfalls evakuierte runde Metalldose (K). 

 Der kreisformig gewellte Bo den derselben 

 biegt sich bei wechselndem Luftdruck mehr 

 oder weniger nach innen. Da die Dose selbst 

 zu schwach ist, um den ganzen Luftdruck zu 

 tragen, wird sie durch die starke Stahlfeder 

 P, die diesem entgegenwirkt, gespannt. 

 Die Uebertragung der Bewegung auf den 

 Zeiger ist aus der Figur ersichtlich. 



5. Registrierende Barometer (Baro- 

 graphen). 5 a) Quecksilber-Barograph. 

 Die nachstliegende Methode, das gewohnliche 

 Heber-Barometer zum Registrieren einzu- 

 richten, besteht darin, daB im offenen Heber- 

 arm ein Schwimmer angebracht wird, dessen 



durch eine mehr oder 

 komplizierte Uebertragung einem 



53* 



Vertikalbewegungen 

 weniger 



