Barometer 



Schreibstift mitgeteilt werden; der letztere 

 schreibt dabei meist auf einem sich nach 

 unten bewegenden Papierstreifen und bewegt 

 sich selbst dabei nach rechts und links (ge- 

 radlinig rechtwinklige Koordinaten). 



Nach einer anderen, von FueB ausgear- 

 beiteten Methode laBt man auf dem oberen 

 Quecksilberniveau im Vakuum ein Stiickchen 

 Eisen schwimmen; dasselbe wird von einem 

 Magneten angezogen, der am Ende eines 

 ausbalanzierten Rebels angebracht, das Baro- 

 meterrohr fast beriihrt und sich daher stets 

 in die Hohe der oberen Quecksilberkuppe 

 einstellt. Um zu verhindern, daB das Queck- 

 silber in seiner einmaligen Stellung haften 

 bleibt und sich erst nach einer gro'Beren 

 Aenderung des Luftdruckes mit einem Ruck 

 losreiBt, wird bei diesem Instrument so wo hi 

 wie bei den anderen Quecksilber-Barogra- 

 phen zweckmaBig mit Hilfe einer von Sprung 

 angegebenen Einrichtung (,,Sprungscher 

 Klopfer") in regelmaBigen Zeitintervallen 

 eine leichte Erschutterung herbeigefiihrt. 



n 



Krajewitsch konstruiert. Die grb'Bte 

 Vollkommenheit hat dieses Instrument in 

 dem Sprung-FueBschen Laufgewichts-Ba- 

 rograph (Fig. 16) erreicht. Das Barometer 

 hangt an dem einen Arm der Wage, wahrend 

 der andere quer vor der ebenen Tafel mit 

 dem Registrierpapier steht. Diese Tafel 

 wird durch ein Uhrwerk mit gleichformiger 

 Geschwindigkeit in der Vertikale bewegt. 

 Auf clem langen Arm der Wage, welcher 

 im wesentlichen aus einer horizontalen, mit 

 Schneckengewinde versehenen Achse besteht, 

 befindet sich nun das Laufgewicht in Ge- 

 stalt eines kleinen Wagens, der sich ver- 

 schiebt, wenn die Achse sich dreht. Vom 

 Uhrwerk her erhalt nun diese Achse durch 

 elektrische Vermittelung fortwahrend kleine 

 AnstoBe zur Drehung, bald nach der einen 

 und bald nach der anderen Seite, um die 

 Reibungswirkungen zu beseitigen. Erfolgt 

 aber ein Ausschlag, so gehen diese Anstb'Be 

 so lange vorzugsweise nach einer Seite, bis 

 das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. 



Mit dem Laufgewicht ist die Schreibfeder 

 verbunden, welche auf diese Weise auch hier 

 in einem rechtwinkligen, gradlinigen Koordi- 

 natensystem registriert. Das Verhaltnis 

 der beiden Wagearme ist so gewahlt, daB die 

 Aenderungen des Barometerstandes gerade 

 in 5 oder lOfacher Vergrb'Berung aufgezeich- 

 net werden. 



r 



'' -_.^..\ _ 





Fig. 16. Sprung -FueB scher Laufgewichts- 

 Barograph. 



Vorzugsweise ist aber das Prinzip des 

 Wagebarometers, und zwar schon von 

 Secchi 1857 zum Registrieren verwendet 

 worden. Der Schreibstift befindet sich hier 

 am Ende eines langen, am Wagebalken 

 befestigten Zeigers. Einen durch Empfind- 

 lichkeit ausgezeichneten Wagebarograph hat 



' 



> ' 

 "',.! 'i 







. ' 



Fig. 17. 



Aneroid-Barograph von FueB. 



ge- 



5)3) Aneroid-Barograph. Viel 

 brauchlicher, weil billiger als die voran- 

 gehenden, sind die nach dem Prinzip der 

 Metallbarometer gebauten Barographen, die 

 namentlich in der ihnen von Richard 

 gegebenen Form allgemeine Verbreitung ge- 

 wonnen haben. Figur 17 zeigt einen solchen 

 Aneroid-Barograph von FueB, der auBerlich 

 nurwenigvondemModellRichardsabweicht. 

 Meist werden hier mehrere iibereinander ge- 

 setzte Aneroid-Dosen verwendet, bei welchen 

 die clem Luftdruck entgegenwirkenden Stahl- 

 federn im Innern angebracht sind. Fur 

 die Zwecke der Luftfahrt begniigt man sich 



