meist rait nur zwei Dosen, da sonst die 

 Ausschliige zu groB werden. Die Bewegung 

 wird auf einen Hebelarm ubertragen, der 

 an der Spitze die Schreibfeder tragt und 

 auf einer durch ein inneres Uhrwerk wochent- 

 lich eiiimal sich herumdrehenden Trommel 

 schreibt. Wegen der Kreisbewegung, welche 

 die Feder um die Achse des Rebels aus- 

 fiihrt, ist hier die Luftdruckkoordinate 

 nicht mehr geradlinig. Steffens laBt des- 

 wegen die hangend angebrachte Feder nicht 

 wie in Figur 17, sondern an derjenigen Seite 

 der Trommel schreiben, welche der Drehungs- 

 achse des Schreibhebels gerade entgegen- 

 gesetzt ist (ganz links in der Figur), wo- 

 durcli wiederum geradlinige Koordinaten er- 

 halten werden. 



6. Thermo-Hypsometer. Man hat auch 

 den Umstand, daB der Siedepunkt des Was- 

 sers vom Luftdruck abhangt, dazu benutzt, 

 um umgekehrt aus dem genau bestimmten J 

 Siedepunkt den Luftdruck zu berechnen. 

 Solche ,,Siedethermometer" oder ,,Hypso- 

 meter" sind von v. Danckelmann, Hecker 

 und Griitzmacher konstruiert worden. Fi- 

 gur 18 zeigt das von dem letzteren gebaute In- 

 strument. Da es sich um eine sehr genaue Be- 1 

 stimmung des Siedepunktes handelt, so wird 

 die Thermometerkuge] nicht in das siedende 



Wasser selbst, sondern nur in den Dampf 



hineingebracht, auch wird das gauze Thcrmo- 



meterrohr noch von 



einem Dampfmantel um- 



schlossen, welcher nur 



den fiir die Ablesung ge- 



brauchten Teil der 



Skala heraussehen laBt. 



Das Instrument ist spe- 



ziell fiir Reisezwecke ge- 



baut, wozu es sich be- 



sonders gut eignet, weil 



es viel leichter ist als ein 



Quecksilberbarometer. 

 Mohn hat nachgewiesen, 

 daB die Genau igkeit 

 dieser Hypsometer fast 

 dieselbe ist wie die 

 der Reisebarometer. Um 

 den Barometerstand auf 

 0,1 mm genau zu er- 

 halten, muB die Siede- 

 temperatur auf ca. 

 Vsoo C genau gemessen Fig. 18. Thermo- 

 werden, was mit den Hypsometer. 

 genauesten Instrumenten 

 gerade noch mbglich ist. Die folgende Ta- 

 belle gibt die Siedetemperaturen fiir die in 

 Betracht kommenden Luftdrucke: 



Luftdruck (mm) 

 Siedetemperatur (C) 



760 707,3 657,7 6ll > 567,1 526,0 487,3 451,0 4I7 ,o 

 100 ^98 96 94 92 90 86 84 



Wegen des erwahnten Vorteils der Leich- 

 tigkeit haben diese Instrumente auf schwie- 1 

 rigen Reisen bei Expeditionen haufig Ver- 

 wendung gefunden. Da die Messung hier 

 ebenso wie diejenige mit Metallbarometern 

 frei von der Schwerekorrektion ist, hat 

 Mohn vorgeschlagen, durch gleichzeitige 

 Ablesung von Hypsometern und Queck- 

 silberbarometern die Schwere zu messen, 

 und Hecker hat auf diese Weise auf 

 zwei Reisen (1901 von Lissabon nach 

 Rio de Janeiro und 1904 bis 1905 durch das 

 Mittelmeer iiber Australien nach San Fran- 

 zisko und zuriick nach Yokohama) die ersten 

 einwandfreien Schweremessungen auf See 

 erhalten, wo Pendelmessungen wegen der 

 Schwankungen des Schiffes unmoglich sind. 



7. BarometrischeHohenmessung. Schon 

 bei dem ersten empirischen Nachweis der 

 Luftdruckabnahme mit der Hohe ist von ! 

 Pascal vorgeschlagen worden, diese Er- 

 scheinung zu benutzen, um Hohendifferenzen 

 zu messen. Hieraus hat sich im Laufe der 

 Zeit die ,,barometrische Hb'henmessung" 

 entwickelt, welche zwar an Genauigkeit 

 den Nivellements im allgemeinen erheblich 

 nachsteht, aber unter gewissen Umstanden, 

 so namentlich auf Forschungsreisen, oft die 

 einzige Moglichkeit der Hohenbestimmung 

 bildet. 



Die Formel, nach welcher der Luftdruck 

 mit der Hohe abnimmt, lautet: 



h 



(p Luftdruck an der bekannteu unteren, 

 p an der zu messenden oberen Statiuii, h 

 der gesuchte Hohenunterschied, t die Mittel- 



temperatur der Luftsaule, a = ~nnQ~ der Aus- 



dehnungskoeffizient der Gase, H = 7991 eine 

 Konstante, die sogenannte Hohe der homo- 

 genen Atmosphare). Ueber die Ableitung 

 dieser Formel siehe den Artikei ., Luft- 

 druck". 



Um statt des naturlichen den Brigg- 

 schen Logarithmus zu erhalten, multi- 

 plizieren wir beide Seiten der Gleichung mit 

 dem Modul desselben (0,43429). Dann be- 

 kommen wir rechts statt H eine andere 



TT 



Konstante i = 18400, die sogenannte 



Modul 



Barometerkonstante, und die Formel lautet: 



log 



^ 

 p/" 18 400(1+ at) 



Dies ist die barometrische Hohenformel 

 in ihrer einfachsten Gestalt. Sie ist ohne 

 Berucksichtigung des Wasserdampfes, also 



