584 Engelmann, Technik und Kritik der Bakterieumethode. 



Dabei ist es wnschenswert, dass die Frbung intensiv, der Ge- 

 halt an Chromophyll also mgliehst gro sei. Es gelingt sonst nicht 

 leicht, eine zur Anstellung scharfer Reaktion gengende Menge von 

 Bakterien um die Zelle zu versammeln. Da schon ein einziges Chloro- 

 phyllkorn im Lichte sehr merkliche Wirkungen uert, braucht die 

 Dicke der wirksamen Schicht einige Tausendstelmillimeter nicht zu 

 berschreiten. 



Dass die Lichtquelle whrend der Versuchsdauer in jeder Beziehung 

 konstant sein msse, bedarf nicht besonderer Hervorhebung. Ebenso- 

 wenig, dass das Spektrum mglichst scharf, genau in der horizontalen 

 Durchschnittsebene des Objekts entworfen werden soll. Weniger 

 berflssig drfte eine die absolute Strke der Lichtquelle betreffende 

 Bemerkung sein. Diese ist so zu whlen, dass die Spaltweiten, bei 

 welchen die Reaktion eintritt, weder auerordentlich gering, noch sehr 

 gro ausfallen. In nchster Nhe des Nullpunktes dessen Lage 

 immer vorher genau zu kontrolieren ist haben schon sehr kleine 

 Fehler groes Gewicht, gleichviel ob sie von unrichtiger Einstellung, 

 Irrtmern beim Ablesen oder falscher Lage des Nullpunktes herrhren. 

 Auch knnen, bei Anwendung von Sonnenlicht, die Fraunh ofer'schen 

 wie die dazu senkrechten, von Ungleichmigkeiten der Spaltrnder 

 herrhrenden Streifen und Bnder stren. Zu groe Spaltweiten sind 

 anderseits wegen des unten noch zu besprechenden Einflusses der 

 Superposition verschieden brechbarer Strahlengattuugen zu vermeiden. 

 Sonnenlicht niuss in jedem Fall vorher abgeschwcht werden. Ich 

 schalte zu dem Zwecke zwischen Heliostat und Spiegel des Mikroskops 

 unmittelbar vor letzterem eine oder zwei Scheiben von rein weiem 

 mattem Glase ein. 



Um alles etwa von unten her neben dem Objektiv des Mikro- 

 spektralapparates einfallende Licht auszuschlieen, wird unmittelbar 

 unter dem Objekttisch ein nur mit einer zentralen Durchbohrung fr 

 das projizierende System versehener undurchsichtiger Schirm angebracht. 



Durchaus ntig ist weiter, dass die Beobachtungen in der Dunkel- 

 kammer und auerdem im Dunkelkasten vorgenommen werden. Es 

 wird dann nicht nur eine Strung durch seitlich von oben auf das 

 Objekt fallendes Licht ausgeschlossen, sondern namentlich auch die 

 Empfindlichkeit des Auges so bedeutend gesteigert, dass noch bei 

 viel geringerer Spaltweite als sonst deutliches Unterscheiden mg- 

 lich ist. 



Aus letzterem Grande kann es wnschenswert sein, das Spektrum, 

 mit Ausnahme des schmalen Bezirks, in dem grade beobachtet wird, 

 abzublenden. Zu dem Zweck habe ich im Okular, unmittelbar unter 

 dem die Mikrometerteilung tragenden Diaphragma, eine passende 

 Schiebervorrichtung anbringen lassen. 



Noch ein anderer Punkt kommt hier in betracht. Der Eintritt 

 der Reaktion ist im allgemeinen um so schwieriger scharf zu beobach- 



