96 Landois, Brtapparat. 



Lsung zu dem bekamiten Bande des Chlorophylls (zwischen B und C) 

 auerdem noch einen neuen Streifen im Kot. 



Soweit ist Hoppe-Seyler bisher vorgedrungen. Seine Mitteilungen 

 mssen das regste Interesse aller derer erregen, welche meinen, dass 

 die physiologische Chemie berufen ist das Rtsel vom Stoffwechsel 

 der Pflanze zu lsen. 



Th. Weyl (Erlangen). 



L. Landois (Greifswald), Brtapparat mit elektromagnetischer 

 Vorrichtung zur Regulirung eines constanten Temperaturgrades. 



Mitteilungen aus dem naturw. Verein von Neu- Vorpommern u. Rgen. 



Der Apparat, von dem wir nur ganz kurze Andeutungen geben 

 knnen, besteht aus drei Abteilungen; die untere enthlt die elektri- 

 schen Batterien, die mittlere den eigentlichen Brutraum, die obere 

 elektromagnetische Vorrichtungen, durch welche die Regulirung der 

 Wrme des Brutraums bewirkt wird. Der Brutraum ist von Was- 

 ser umgeben und hat zu beiden Seiten mit Quecksilber gefllte Glas- 

 gefe S u. Si, in welche Platindrhte tauchen. Hat das Wasser die 

 Temperatur von 40 C. erreicht, so stellt man diese Drhte dem ent- 

 sprechend ein. Erwrmt wird das Wasser durch eine bestndig 

 brennende kleinere, und eine grere Gasflamme. Steigt nun die 

 Temperatur des Wassers ber 40*^, so dehnt das Quecksilber in S und 

 Si sich aus, berhrt die Platinspitzen und schliet dadurch den Strom 

 der Kette. Hierdurch wird aber ein im obern Rume angebrachter 

 Elektromagnet wirksam, zieht einen ber ihm befindlichen Eisenbalken 

 an, welcher wieder eine Rhre in ein Quecksilbergef taucht und 

 dadurch die Gaszufuhr zu der greren Flamme abschneidet. Khlt 

 sich das Wasser wieder ab, so wird der Strom wieder unterbrochen, 

 der Magnet lsst den Balken fahren, dieser hebt die Rhre aus dem 

 Quecksilbergef, und dadurch wird wieder die Gaszufuhr zur grern 

 Flamme frei. Diese entzndet sich an der kleinern, das Wasser er- 

 wrmt sich wieder strker u. s. f. 



Auerdem ist zur Wrmeregulirung am Apparate noch eine Vor- 

 richtung angebracht, durch welche im Augenblick der strksten Er- 

 wrmung sofort kaltes Wasser in den Kasten luft. Das Nhere hier- 

 ber muss der Leser im Original einsehen. 



S. 



Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man 

 an die Redaction, Erlangen, physiologisches Institut" zu 



richten. ' 



Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen, 



