602 Glan, Neuere Apparate zum Studium der Farbenempfindungen. 



Leben; fordert erweiterte Untersuchung-. Und so sind denn eine Reihe 

 von Apparaten entstanden, die, ausschlielieli fr die Untersuchungen 

 der Farbenempfinduugen l)estimmt, sie eingehend zu untersuchen ge- 

 statten und zahlenmige Angaben ber das Ergebnis ermglichen. 



Fasst man zunchst das gemeinsame der neuem Methoden ge- 

 genber der altern ursprnglichen von Seebeck, oder in verkrzter 

 Form von Holmgren angewandten, oder gegenber der von Don- 

 ders, ins Auge, so benutzen sie smmtlich reine Spektralfarben zur 

 Vergleichimg. Damit sind fest bestimmte, in gleicher Weise herstell- 

 bare Farben gewonnen, die durch Angabe ihrer Wellenlnge in der 

 Luft in Zahlen sicher definirt werden knnen. Hirschberg (Ber. 

 b. d. Wissensch. Instrum. der Berl. Gewerbeausst. i. J. 1879, S. 431) 

 wendet ein Doppelspektroskop, einen Spektralapparat mit zwei Colli- 

 matorrhren, an. Die Stellung des Glasprismas und der Gang der 

 Lichtstrahlen in ihm ist durch die beifolgende Zeich- 

 nung veranschaulicht. Jeder Strahl 1 und 2 tritt aus 

 einem Collimatorrohr heraus, der eine wird durch die 

 linke Hlfte des Prismas in ein Spektrum zerlegt, der 

 andere durch die rechte. Beide Spektren fallen im 

 Beobachtungsfernrohr ber einander ; whrend aber im 

 einen das Rot linker Hand liegt, liegt es im andern 

 zur Rechten, der Uebergang von Rot nach Violett 

 findet in beiden in entgegengesetzter Richtung statt. 

 Bei dem einen Collimatorrohr kann nun die obere Spalthlfte, bei 

 dem andern die untere durch eine bewegliche Metallplatte verdeckt 

 werden. Dadurch wird vom einen Spektrum die obere, vom andern 

 die untere Hlfte abgeblendet und man erhlt so im Beobachtungs- 

 fernrohr zwei an einander grenzende Spektren. Eine Blendung im 

 Ocular mit rechteckigem Ausschnitt, die wir im Folgenden den Oeu- 

 larspalt nennen wollen, sondert einen bestimmten Farbenstreifen aus 

 beiden aus. Das eine Collimatorrohr kann nun durch eine Mikrome- 

 terschraube langsam verschoben werden und in demselben Mae ver- 

 schiebt sich auch das ihm zugehcirige Spektrum; so gleiten alle Far- 

 ben des einen Spektrums allmhlich an einer festen, beliebig ge- 

 Avhlten Farbe des andern vorber und knnen mit ihr verglichen 

 werden. Die Helligkeit der einzelnen Spektralfarbcn kann bei die- 

 sem Apparat nur durch Erweiterung oder Verengerung der Spalten 

 der Collimatorrhren bewirkt werden ; damit ndert sich aber zugleich 

 der Farbenton, denn das Spektrum wird, je nachdem der Spalt 

 schmler oder breiter wird, reiner oder unreiner. Man sollte aber bei 

 solchen Untersuchungen Farbenton und Helligkeit unabhngig von 

 einander ndern knnen. 



Um die Mischfarben aus je zwei Spektralfarben studiren zu kn- 

 nen, ferner die Aenderung des Farbentons der einzelnen Spektral- 

 farben mit ihrer Helligkeit, habe ich (Pflger's Archiv XXIV. 324) 



