Glan, Neuere Apparate zum Studium der Farbenempfindungen. 6()3 



einen Apparat von folgender Construction angegeben: Das Collima- 

 torrohr eines Spektralapparats ist der Lnge nach zu l)eiden Seiten 

 aufgeschnitten; in ihm in einer Messinglilse mit zwei seitlichen Stiften, 

 die in jenen Ausschnitten gleiten, sitzt ein Eochon'sches Prisma mit 

 seineu brechenden Kanten parallel dem Spalt. Es kann in dem Rohre 

 vom Spalt bis zur Linse verschoben werden; eine Skala neben dem 

 Ausschnitt misst seine Verschiebung. Es erzeugt zwei Spaltbilder, 

 die um so weiter von einander abstehn, je mehr es sich vom Spalt 

 entfernt ; und dem entsprechend auch zwei Spektren im Beobachtungs- 

 rohr, von denen das eine ber das andre beim Verschieben des Prismas 

 hingleitet. So kann man je zwei Farben zur Deckung bringen und 

 ihre Mischfarbe beobachten; ein drehbares Nicol'sches Prisma, das 

 vor dem Collimatorspalt auerhalb des Rohres angebracht ist, erlaubt 

 ihre Helligkeit in beliebigem Verhltniss zu ndern. Ein kleines seit- 

 lich angebrachtes Rohr mit Mikrometerskala, Avie beim Bunsen'schen 

 Spektralapparat, und die Lngsskala am Ausschnitt des Collimator- 

 rohrs, gestatten die Wellenlngen der beobachteten Farben anzugeben. 



Will man die Aenderung des Farbentons mit der Helligkeit stu- 

 diren, so wird vor die obere Spalthlfte, auf einem Schlitten verschieb- 

 bar, ein total reflectirendes Glasprisma geschoben zwischen Spalt und 

 Nicol, welches das Licht einer seitlichen Flamme in die obere Spalt- 

 hlfte hiueinreflectirt. Man entfernt dann das doppelbrechende Prisma 

 soweit vom Spalt, dass das bewegliche Spektrum ganz aus dem Ge- 

 sichtsfeld verschwindet ; das feststehende ndert dann seine Helligkeit 

 mit dem Drehen des Nicols, whrend das gleichfalls feststehende Spek- 

 trum von der andern Spalthlfte, dessen Licht, im rechtwinkligen Glas- 

 prisma reflectirt, nicht durch das NicoTsche Prisma gegangen ist, 

 seine Helligkeit beim Drehen des polarisirenden Prismas nicht ndert. 

 So kann man das eine Spektrum gegen das andere allmhlich ver- 

 dunkeln, und in den verschiedenen lier einanderstehenden Farben den 

 Unterschied des Farbentons im heilern und dunklern Spektrum 

 studiren. 



Helmholtz, dem die Untersuchung der Mischfarben schon so 

 sinnreiche IMethoden verdankt, hat in neuerer Zeit (Bericht ber die 

 Wissenschaftlichen Listrumente auf der Berliner Gewerbeausstellung 

 im Jahre 1879, Seite 520) einen Apparat konstruirt, um Mischfarben 

 aus zwei homogenen Spektralfarben mit einander vergleichen zu kn- 

 nen. Der Apparat gleicht uerlich einem Spektralapparat mit zwei 

 Collimatorrhren ; beide sind gegen die eine Flche des Glasprismas, 

 die Eintrittsflche desselben fr das von ihnen ausgehende Licht, um 

 gleiche Winkel nach entgegengesetzten Seiten geneigt; auf die dieser 

 Flche gegenberliegende Kante ist das Fernrohr gerichtet und zwar 

 so, dass seine Achse, verlngert die Kante treffend, senkrecht auf der 

 Eintrittsfiche steht. So geht das Licht vom einen CoUimatorrohr 

 durch die eine Hlfte des Prismas und die ihr gegenberliegende 



