324 



Chemische Analyse (anorganische Analyse) 



Konzentration x Vo lumen = Menge, 



da Konzentration = 



Menge 

 Volunien' 



Bei jeder volumetrischen Bestimmung 

 kommt es daher, abgesehen von den metho- 

 dise hen Schwierigkeiten, darauf an, daB 

 die Konzentrationsbestimmung nnd die Mes- 

 sung des Volumens mit der erforderlichen 

 Genauigkeit aiisgefuhrt wird. Da in die 

 Konzentration das Vo lumen eingeht, braucht 

 man so wo hi zur Herstellung der MaB- 

 flussigkeiten, wie auch zur Abmessung bei 

 den einzelnen Bestimmuiigen geeignete MaB- 

 gerate, sogenannte MeBkolben, Biiretten 

 und Pipetten (siehe den Artikel ,, Chemische 

 Apparate" unter 4). 



Als Raumeinheit dient das Liter, d. i. 

 der Ramn, den ein Kilogramm reinen Wassers 

 gro'Bter Dichte (von 4), gewogen resp. redu- 

 ziert auf don leeren Raum, einnimmt. Da 

 sich die Temperatur von 4 nicht bequem 

 herstellen laBt, hat man als Normaltempera- 

 tur 15 gewahlt. DaB man iiberhaupt iiber die 

 Temperatur eine Festsetzung zu treffen hatte 

 und sich nicht auf die Beriicksichtigung des 

 (von 1 verschiedenen) spezifischen Gewichts 

 bei der gerade herrschenden Temperatur 

 beschranken konnte, haugt damit zusammen, 

 daB sich infolge der Ausdehnuug des Glases 

 auch der Rauminlialt des GefaBes mit der 

 Temperatur andert (siehe auch 13). 



Diese Einheit entspricht der aus dem Langen- 

 maB abgeleiteten theoretischen Definition mit 

 solcher Annaherung (siehe den Artikel ,,Chemi- 

 sche Einheiten"), daB beide als praktisch 

 identisch angesehen werden konnen. 



Die ira Handel erhiiltlichen Geriite sind jetzt 

 in der Regel nach dieser Einheit hergestellt. Der 

 friiher benutzten und nach dem urn die MaB- 

 analyse besonders verdieiiten Chemiker Fried - 

 rich Mohr benannten Raumeinheit, dem Mohr- 

 schen Liter (d. i. der Raum, den 1 kg Wasser von 

 beliebiger, aber bestimmter Temperatur, in Luft 

 mit Messinggewichten gewogen, einnimmt), be- 

 gegnet man immer seltener. Der Unterschied be- 

 tragt je nach der Temperatur des Wassers: 1,2/ 00 

 bei 15, 2,3%o bei 17,5 und 2,8%o bei 20 in dem 

 Sinne, daB das wahre Liter um diesen Betrag 



kleiner 1st (die nach Mohr hergestellten Cerate 

 tragen die Aufschrift ...g statt ...ccm). Ueber 

 Priifung und besondere Winke fiir Benutzung der 

 MeBgerate vgl. den Artikel ,, Chemische Ap- 

 parate". 



12. Die Konzentration der Losungen 

 wird in Aequivalenten per Liter ausgedriickt, 

 so daB sich durch Multiplikation mit dem 

 verbrauchten Volunien die gesuchte Menge 

 des zu bestimmenden Stoffs ebenfalls in 

 Aequivalenten ergibt. Um die Menge in 

 Gramm zu finden, braucht man das Produkt 

 von Konzentration in Volunien dann nur 

 nur noch mit dem Aequivalentgewicht zu 

 multiplizieren. Fiir die Konzentration 

 ist eine besondere Bezeichnungsweise in 

 Gebrauch. Losungen, die Yi, l / w respektive 

 1 /n Grammaquivalent im Liter enthalten, 

 werden als a /i, Vio respektive Vn-normal 

 bezeichnet (s. den Artikel ,,Aequivalent", 

 ferner S. 329). Losungen, die Yi Vio re- 

 spektive YH Grammofekulargewicht (Mol) 

 im Liter enthalten, werden als a /i Vio re- 

 spektive YH- molar bezeichnet. 



13. EinfluB der Temperatur. Da sich das 

 Volunien einer Fliissigkeit mit der Temperatur 

 andert, konnen auch bei sonst noch so sorgfaltiger 

 Arbeit Fehler begangen werden, wenn man nicht 

 t'iir die Konzentrationsanderung eine Korrektur 

 anbringt. Dabei ist solange man die Fliissigkeit 

 abmiBt -- zu beacliten, daB auch der Rauminlialt 

 des GefaBes sich andert. Dieser Umstand be- 

 wirkt, daB der durch die Ausdehmmg der Fliissig- 

 keit bedingte Fehler kleiner ausfallt. DemgemJiB 

 lautet die Formel: 



vt == v 15 [1 + a (t 15) 15 (t - 15)], 



wo cc der Ausdehnungskoeffizient der Fliissigkeit, 

 /? der kubische Ausdehnungskoeffizient des 

 Glases ist. Da a > /?, wird ein bei Temperaturen 



unterfL Ib ^ a bgemessenes Volumen immer 

 !?!". er sein als das der Normaltemperatur 



entsprechende. Um eine Vorstellung von der 

 GroBe der Korrektur zu geben, sollen hier einige 

 Zililcn angefiihrt werden, die Mitteilungen von 

 H. Schloesser (Chem. Ztg. 1904, 4; 1905, 510) 

 entnommen sind : 



10 

 15 

 20 

 25 



Wasser und 

 Vio n. Lfis. 



+ 0.41; 



0,00 

 -0,76 

 -1,79 



Vi HC1, 



+ 0,76 



0,00 



-0,97 



-2,14 



i H 2 S0 4 ' 



+ 1,09 



0,00 



-1,30 



l Na 2 CO s 



+ 1,11 



0,00 



-129 



- 2,75 



i NaOH 



+ 1.18 



(1,01) 



I.:',", 



Die Zahlen bedeuten die Betrage in ocin, 



die auf 1000 ccm zugefiigt oder abgezogen werden 



mussi'ii, um das Volumen zu ert'ahren, das eine 



bei ehicr der angegebenen Temperaturen be- 



; nng bei 15 haben wiirde. Beziiglich 



s der Korrektur lassen sich leicht Fehler 



vermeiden, wonn man sich vergegenwartigt, daB 



ch um Berichtigung des Volumens handelt, 



die bei der Konzentration mit entgegengesetztem 

 Vorzeichen zur Geltung kommt. Wenn also 

 eine bei 15 bereitete MaBfliissigkeit ( 1 / 10 HC1) bei 

 hoherer Temperatur (etwa 20) benutzt werden 

 soil, niuB die Konzentration (Normalitat) mit 

 einem Faktor multipliziert werden, der < 1, nam- 



(1000 0,76) 

 hch 0,99924 - usw. - - Da, wie 



