Chemische Analyse (Grasanalyse) 



355 



ter Tern per aiur und wechselndem 

 Druck; 



4. bei wechselndem Volumen, konstan- 

 tem Druck und wechselnder Tem- 

 per at ur. 



Im ersten Falle miissen die gefundenen 

 Gasvolume durch Redlining auf gleichen 

 Driifk und Temperatur reduziert werden. 



In den Fallen 2 und ? konnen die gefun- 

 denen Werte direkt verglichen werden, da 

 ja Dichtigkeit und Druck einander propor- 

 tional sind. 



2 b) Die MeBapparate. HochsteGenauig- 

 keit kann nur erlangt werden beim Arbeiten 

 mit Quecksilber als Absperrungsmittel. Die 

 Anwendung von Apparaten ohne irgend- 

 welche Schliffe oder Gummiverbindungen 

 bietet den Vorteil, daB die nnbedingte Garan- 

 tie fiir vollstandige Dichtheit stets gegeben ist. 



a) Die Bunsensche Methode. 



Die erwalmten Bedingungen sind erfiillt 

 bei der von Bunsen ausgearbeiteten eudio- 

 metrischen Methode." Die Volumenmes- 

 sungen geschehen danach in Eudiometern 

 (Fig. 8) und Absorptionsrohren, die mit 



Fig. 8. 



einer feinen aufgeatzten Millimeterteilung 

 versehen sind. Zum Durchschlagen des elek- 

 trischen Funkens sind in diejenigen Rohren, 

 welche zur Verbrennungsanalyse dienen sol- 

 len, zwei Platindrahte eingeschmolzen. welche 

 an der inneren Glaswolbung des Eudiometer- 

 kopfes hinlauf en und an ihren Enden 1 bis 2 Mil- 

 limeter voneinander abstehen. 



Die Rohren werden vor dem Gebrauch 

 durch Ausmessen mit Quecksilber sorg- 

 faltig kalibriert. 



Die Rohren werden mit Quecksilber 

 gefiillt und in eine mit zwei Wanden aus 

 Spiegelglas versehene holzerne Quecksilbei- 

 wanne umgekehrt aufgestellt. Das Arbeiten 

 muB an einem Orte geschehen, der moglichst 

 vor dem atmospharischen Temperaturwech- 

 sel geschiitzt ist und dabei hell genug ist, um 

 genaue kathetometrische Ablesungen zu ge- 

 statten. Alle Ablesungen an der Skala er- 

 folgen mit dem Fernrohr. Die zu untersuchen- 

 den Gase werden von unten durch das Queck- 

 silber in das Eudiometer gifiillt und es werden 

 vor und nach den Absorptionen und Verbren- 

 nungen die Volume gemessen. Dieabgelesenen 

 Volume miissen entsprechend den wechseln- 

 den Temperaturen und Barometerstanden, 

 unter Beriicksichtigung der das Eudiometer 

 abschlieBenden Quecksilbersaule und der Ten- 

 sion des Wasserdampfes, umgerechnet werden. 

 Die Absorptionsmittel werden entweder mit- 

 tels langer Platindrahte in Form von daran 

 angegossenen Kugeln in die Absorptions- 



rohren gebracht, oder als Flussigkeiten ein- 

 gei'iihrt. Im allgemeinen werden die Gase 

 in mit Feuchtigkeit gesattigtem Zustande 

 gemessen; wendet man Flussigkeiten an, so 

 muB deren Tension mit in Rechnung ge- 



zogen werden. 



Fig. 9. 



Brennbare Gase werden mit Sauer- 

 stoff oder Wasserstoff gemischt und durch 

 den elektrischen Funken zur Explosion 

 gebracht; im Falle die brennbaren Gemische 

 nicht explosionsfahig sind, wird dies durch 

 Zumischen von Knallgas erreicht. Mit der 

 notigen Sorgfalt ausgefuhrt, gibt die Bun- 

 sensche Methode ausgezeichnete Resultate, 

 sie erfordert aber sehr viel Zeit und nicht 

 unerhebliches Geschick. Es ist dies der 

 Grand, warum mannigfache MeBapparate 

 vorgeschlagen worden sind, die ein rascheres 

 Arbeiten gestatten. 



In alien den Fallen, wo es in der Natur der 

 Sache liegt, daB hochste Genauigkeit ganz 

 unangebracht ist, wie z. B. bei der Unter- 

 su cluing von Flammgasen zum Zweck der 

 Kontrolle von Feuerungen usw., verwendet 

 man als Sperrfliissigkeit an Stelle von Queck- 

 silber Wasser. Will man eine etwas groBere 

 Genauigkeit erreichen, so mufi man das 

 Wasser mit dem zu untersuchenden Gase 

 absattigen. Die folgenden MeBapparate 

 haben mannigfache Anwendung gefunden. 



23* 



