356 



Chemische Analyse (Gasanalyse) 



Der Clemens Winklersche Apparat. 

 er Apparat besteht aus zwei kommuni- 

 zierenden Rohren A und B. Das Rohr A 

 faBt etwa 100 ccm und ist graduiert, so 

 daB man noch Zehntelkubikzentimeter ab- 

 lesen kann. Die Rohren werden von einem 

 passenden Eisengestell getragen, das so 

 eingerichtet ist, daB man dieselben um eine 

 Achse bin und her neigen kann. Der Hahn 

 b ist ein gewb'hnlicher Durchgangshahu, 

 wahrend a eine Doppelbohrung besitzt, so 

 daB man A mit B oder durch den Hahn mit 

 irgendwelchen Apparaten in Verbindung 

 bringen kann. Will man den Apparat be- 

 niitzen, so leitet man das zu untersuchende 

 Gas durch die Hahne a und b durch die 



Rohre A hin- 

 durch. Wennman 

 annehmen kann, 

 daB die Luft aus 

 der Rohre ver- 



drangt ist, 

 schlieBt man die 

 Hahne und fiillt 

 das Rohr B mit 

 dem fraglichen 

 Reagens, welches 

 man zur Absorp- 

 tion des zu be- 

 stimmenden Gas- 

 bestandteiles be- 

 nutzen will Et- 

 waige Luftblasen 

 werden durch den 



Zweiweghahn 

 ausgelassen; man 

 dreht dann den 

 Hahn a so, daB 

 die Rohren A 

 undB verbunden 

 sind, wodurch 

 das Reagens in 

 die MeBrohre ein- 

 tritt, und brin^t 

 durch abwech- 

 selndes Neigen 

 und Geradestel- 

 len das Gas zur 



Absorption. Zmn Zweck der Ablesung laBt 

 man aus dem Hahn c soviel Reagens aus 

 oder gieBt in B Wasser zu, bis die Flussig- 

 keit in den Rohren A und B gleich hoch 

 steht. 



y) Die Buntesche Gasbiirette. 

 Dieselbe besteht aus einem graduierten 

 Rohr A, welches unten durch einen gewohn- 

 lichen Hahn mit kapillarem Rohransatz, 

 oben durch einen Dreiweghahn geschlossen 

 ist, welcher einen Trichteransatz besitzt. 

 Das Rohr wird mit Gas erefiillt und zu den 

 Absorptionen durch den Trichteransatz Rea- 

 gens eingefuhrt. Eine tubulierte Flasche, 

 die durch einen langen Gummisciilauch mit 



der Burette verbunden wird, gestattet, das 

 Gas zu den Messungen unter Atmospharen- 

 druck zu bringen. Die Reagenzien werden 



Fig. 10. 



Fig. 11. 



vor der Ablesung duich Verdiinnungen mit 

 Wasser, welclie man in den Trichteransatz 

 gieBt, entfernt. 



<5) Der Or sat sche Apparat. 



Bei dem Orsatschen Apparat Figur 12 

 ist eine in einen Transportkasten fest ein- 

 gesetzte Gasbiirette A mit einer Anzahl 

 von Absorptionsapparaten durch Glasrb'h- 

 ren mit Hahnen fest verbunden. Durch He- 

 ben und Senken einer tubulierten Flasche 

 B kann man das zu untersuchende Gas in 

 die Burette einsaugen und durch entsprechen- 

 des Oeffnen und SchlieBen der Hahne mit den 

 Absorptionsmitteln in Beruhrung bringen. 

 Der Apparat hat den groBen Vorteil, daB 

 er sehr leicht ti ausportiert werden kaun. 

 In den Absorptionsapparaten C ist das 

 eine GefaB mit Glasrdhreu gefiillt, um die 

 Absorptionsmittel bei dem Gebrauch auf 

 eine groBe Oberflache zu verteilen. 



Lunge hat einen Orsatschen Apparat 

 angegeben. der noch ein viertcs Absorptions- 

 gefaB enthalt, das mit Wasser gefiillt ist 



