Chemische Analyse (Gasanalyse) 



357 



und in Verbindung mit einer mit Platin- 

 asbest gefiillteu Kapillare d 1st, welches 

 gestattet, fraktionierte Verbrennungen von 

 Wasserstoi'f auszufiihren. 



Da der Apparat zu zerbrechlich sein wiirde, 

 wenn die verschiedenen Teile desselben mit- 

 einander verschniolzen waren, so hat der 

 Apparat eine groBere Zahl von Gummiver- 

 bindungen. Die Zuverlassigkeit der Analysen 

 hangt davon ab, daB die samtlichen Hahne 

 und Gummiverbindungen in Ordnung sind, 

 was nicht ganz leicht ist, da durch Zufall 

 herlibergerissenes Reagens den Apparot auBer 

 Ordnung bringt. 



e) Die Hempelsche Gasbiirette. 



Sie besteht aus zwei Glasrohren (Figurl4), 



Fig. 12. 



Fig. 13. 



Von den verschiedensten Seiten hat man 

 versucht, den Orsatschen Apparat durch 

 andere Anordnung der Hahne und der 

 AbsorptionsgefaBe zu verbessern. 



Zum Zweck der Rauchgasanalyse hat 

 er eine sehr weite Verbreitung gefunden. 



Fig. 14. 



von denen die eine graduiert ist, die durch 

 einen Gummischlauch miteinander vcrbunden 

 sind. Zwecks bequemer Reinigung ist der 

 Gummischlauch in der Mitte geteilt; ein 

 zwischengestecktes kurzes Glasrohr gestattet, 

 an dieser Stelle die beiden Rohren schnell 

 voneinander zu trennen. 



Das MeBrohr lauft in ein Kapillarstiick 

 aus mid ist durch Gummischlauch mit Quetsch- 

 hahn geschlossen. Zum Zweck der Analyse ver- 

 bindet man die Burette mit dem Raum, der das 

 zu untersuchende Gas enthalt, und saugt durch 

 Senken der Niveaurohre a das Gas in die Burette 

 ein. Halt man dann die Niveaurohre so neben 

 die MeBrohre, daB die Fliissigkeitsspiegel in 

 beiden Rohren in derselben Ebene sind, so kann 

 man das Volum des Gases ablesen. Man kann 



