358 



Chemise-he Analyse (Oiasanalyse) 



in der Burette selbst Absorptionen vomehmen, 

 indem m t an durch Senken der Niveaurohre das 

 eingeschlossene Gas s'oweit ausdehnt, bis es an- 

 fangt in den Gummischlauch zu treten. Klernmt 

 man dann mit der inneren Hand und dern kleinen 

 Finger den Schlauch bei e ab und giefit alle 

 Flussigkeit aus der Rohre a, so kann man durch 

 EingieBen des Reagenses in die Niveaurohre 

 und nachtragliches Heben derselben dieses in die 

 MeBrohre bringen und durch Schiitteln der- 

 selben die Absorption bewirken. Eine z\vcite 

 Ablesung ergibt dann durch die Differenz das 

 Volum des zu bestimmenden Gases. 



Hem pel hat als abgeanderte W ink- 

 ier sche Gasbiirette ein Instrument bezeich- 

 net, desseii Einrichtung Figur 15 zeigt. 



Dieselbe ge- 

 stattet stark in 

 Wasser losliche 

 Gase in das 

 trockene MeB- 

 rohr b durch 



Verdrangung 

 einzuf iihren und 

 trocken zu 



messen. 



DieGenauig- 

 keit, die bei der 

 Absorption in 

 den Buretten 

 erreicht werden 

 kann, ist jedoch 

 wegen der Los- 

 lichkeit der Gase 

 in Wasser keine 

 sehr groBe, die 

 Anwendbarkeit 

 derselben nur 

 eine beschrank- 

 te, da nur solche 



Absorptions- 

 mittel ge- 



braucht werden 

 kb'nnen , die 

 Gummi nicht 

 stark angreif en ; 

 ferner muB der 

 Apparat nach 

 jeder Analyse 

 gereinigt , das 



Absorptions- 

 mitt el h an fig er- 

 neuert werden. 

 Alle diese Nach- 

 teile fallen weg, 

 wenn man die 



Absorption in Gaspipetten vornimmt. Die 

 Hempelschen Absorptionspipetten sind ent- 

 standen aus Ettlings Gaspipette, die von 

 Doyere zuerst zu Gasabsorptionen benutzt 

 worden ist, sie dienen zur Aufnahine solcher 

 Absorptionsmittel , welche, wie rauchende 

 Schwefelsaure, Brom, rauchende Salpetersaure 

 usw., Gummi stark angreifen. Die Pipette be- 



stehtaus zwei groBen Kugelnaundb, Figur 16, 

 welche durch die Rohre d mit einander 

 kommunizieren und dem doppelt gebogenen, 

 y 2 bis 1 mm weiten, ganz starkwandigen Glas- 

 rohre c. Figur 17 gibt eine andere Ausfiih- 

 rungsform, welche gestattet feste und fliis- 

 sige Absorptionsmittel anzuwenden. 



Figur 18 gibt die Moglichkeit Reageu- 

 zien, die sich durch die Luft oxydieren, 

 u liter einem sauerstofffreien Gase aufzuhe- 



Fig. 16. 



Fig. 17. 



Fig. 15. 



Fig. 18. 



ben. Die Kugeln a und b enthalten das 

 Reageus, c und d sind mit Wasser gefullt, 

 zwischen Reagens und dem Absperrungs- 

 wasser befindet sich ein sauerstofffreies Gas. 



Bei der Analyse verbindet man die Gas- 

 biirette mit den Gaspipetten durch ein da- 

 zwischen gestecktes Stuck Kapillarrohr F 

 (Fig. 19). Die Pipetteu kommeu auf ein 

 Holzbankchen G zu stehen. Man miBt das 

 Gas in der Burette und treibt dann nach 

 Oeffnen des Quetschhahnes das Gas in die 

 Pipette. Ist Flussigkeit in das Glasrohr 

 c getreten, so kann man die Pipette von 

 der Burette trenneu, das Gas ist dann beider- 

 seitig durch Flussigkeit abgeschlossen, so 

 daB man ohne einen Verlust beftirchten zu 

 miissen, die Pipette heftig schutteln kann, 

 wodurch eine sehr schnelle Absorption er- 

 reicht wird. 



Fiir jedes Absorptiousmittel wu*d cine 



