Chemische Analyse (Grasanalyse) 



359 



besondere Pipette verwendet. Man kann 

 anf diese Weise init demselben Reagens eine 

 sehr groBe Anzahl von Analysen machen. 



Fig. 19. 



3. Apparate zur exakten Gasanalyse mit 

 Quecksilber als Sperrfliissigkeit. 3 a) All- 

 go me in es. "Wegen der Loslichkeit der Gase 

 in Wasser und den Reagenzien ist selbst 



frag- 



unter Anwendung von mit den 

 lichen Gasen gesattigten Sperrfliissigkeiten 

 keine sehr weitgehende Genauigkeit zu 

 erreichen. Will man moglichst genane 

 Resultate erhalten, so muB man, wie schon 

 oben erwahnt wurde, sich unbedingt mit 

 Quecksilber gefiillter Apparate bedienen. 



Wahrend noch vor einem Jahrzehnt nur 

 einige wenige Glasblasereien zuverlassig dicht 

 schlieBende Glashahne herznstellen vermoch- 

 ten, hat inzwischen die Fabrikation von 

 Glasapparaten einen solchen Fortschritt ge- 

 macht, daB man heute leicht gut schlieBende 

 Instrumente erhalten kann. 



Vollstandige Garantie dafiir, daB keine 

 Undichtigkeiten da sein konnen, geben natur- 

 lich nur durchaus verschmolzene Apparate, 

 die keinerlei Schliffe oder Gummiverbiu- 

 dungen erhalten. 



3 b) Einzelne Apparate. Appa- 

 rate mit Gummiverbindungen 

 und Schliffen nach Hempel. Gas- 



biiretten mit Temperatur- und Baro- 

 meterkorrektion. Pettersson 1 ) hat 

 zuerst gezeigt, daB man vermittels einer 

 Rohre, welche ein abgeschlossenes Gasvolu- 

 men enthalt. mit Leichtigkeit die Fehler 

 kompensieren kann, welche die Druck- und 

 Temperaturschwankungen der Atmosphare 

 mit sich bringen. Mit Quecksilber gefiillte 

 Biiretten gestatten, u liter Anwendung eines 

 derartigen Rohres, auBerordentliche Genauig- 

 keit bei den Analysen zu erreichen, die 

 der mit dem spater beschriebenen Apparate 

 zur exakten Gasanalyse nicht nachsteht, 

 so lange die Hahne und Gummiverbindungen 

 vollig dicht sind. Je nach der GroBe der Gas- 



Fig. 20. 



quantitaten, die gemessen werden sollen, 

 bedient man sich drei verschiedener Formen 

 von Gasbiiretten mit Temperatur- und 

 Barometerkorrektion, die in Figur 20 I, II, 

 III dargestellt sind. 



Figur 20 I zeigt eine Burette zur Messung 

 von Gasquantitiiten, deren Volum zwischen 0,5 

 bis 100 cni 2 schwankt. Figur 20 II gibt die Ein- 

 richtung, die man zweckrnaBigerweise benutzt, 

 wenn das Gasvolumen etwa 150 cm 2 betragt. 

 In Figur 20 III ist ein Instrument dargestellt, 

 das speziell fiir die Untersuchung der von Bak- 

 terieu entwickelten Gase konstruiert worden ist, 

 wo Gasquantitaten von etwa 10 cm 2 untersucht 

 werden sollen. 



Die Instrumente bestehen aus den gra- 

 duierten MeBrohren A, den Korrektionsrohren B, 

 den Manometerrohren F und den Niveaukugeln 

 G. Die MeBrohren und Niveaukugeln werden von 

 passenden eisernen FiiBen getragen. MeBrohren 

 und Korrektionsrohre stecken in einem Glas- 

 zylinder C von passender Weite, der mit Wasser 

 gefiillt ist, urn dadurch die Garantie zu geben, 

 daB sie jederzeit ganz gleiche Temperatur haben. 

 Die MeBrohren sind durch Gr einer -Fried - 

 rischsche doppelt gebohrte GlasMIuie ge- 



*) Fresenius Zeitschrift fiir analytische 

 Chernie 1886, S. 467. 



