360 



Chemische Analyse (Gasanalyse) 



schlossen, deren Konstruktion aus Figur 20 

 IV ersichtlich 1st. 



Die Korrektionsrohre B bilden mit den 

 Manometerrohren F ein Stuck. Es sind einfache 

 Glasrohren, die in der aus den Zeichnungen 

 ersichtlichen Weise aneinander gesetzt sind. 

 g ist eine Ansatzkapillare. Die Manometerrohren 

 sind U-formige Glasrohren, welche sich bei k 

 und i etwas erweitern. An diesen Erweiterungen 

 befinden sich in gleicher Hb'he angebrachte 

 Mar ken. Mittels der Kapillare 1 sind sie durch 

 Gummistiicke mit den MeBrohren verbunden. 

 Der Grund, warum das Manometer so lang gemacht 

 ist, liegt in clem Umstande, daB es anderenfalls 

 sehr leicht vorkommt, daB man bei unvorsich- 

 tiger Handhabung des Apparates das Queck- 

 silber aus dem Manometerrohr in die Burette oder 

 das Korrektionsrohr treibt. Durch die angegebene 

 Einrichtung ist dies unmoglich gemacht, da, 

 ehe dies geschehen kann, Druckdifferenzen von 

 mehr als einer halben Atmosphare eintreten 

 miissen. Dadurch, daB das Manometerrohr 

 ganz aus Glas ist, hat man den Vorzug, daB das 

 Quecksilber nicht durch aus dem Gummi stam- 

 menden Schmutz verunreinigt werden kann. 

 Ist die Biirette verunreinigt worden, so nirnmt 

 man das Manometerrohr einfach ab und kann 

 dann das ubrige Instrument reinigen, ohne daB 

 an dem im Korrektionsrohre abgeschlossenen 

 Gasvolumen etwas passieren kann. 



SchlieBt man in dem Manometerrohr so viel 

 Gas ein, daB es bei einem Druck von 760 mm 

 und einer Temperatur von gerade das Gasrohr 

 bis zur Marke ausfiillen wiirde, so geben die 

 Ablesimgen in der Burette dann stets die auf 

 760 mm und reduzierten Gasvolume. 



Zum Zweck der Analyse werden diese 

 Biiretten durch Kapillaren mit Gaspipetten 

 verbunden, deren Konstruktion Figur 21 

 2,'ibt. 



Fig. 21. 



Regnault und Reiset haben einen 

 Apparat konstruiert, welcher ein schnelles 

 Arbeiten iiber Quecksilber gestattet. Auf 

 einem starken eisernen Stativ sind passende 

 Glasrohren, die mit Metallhahnen verbunden 

 sind. montiert, leider ist der Apparat ziem- 

 lich kompliziert. 



Bei einem von Doyere erfundeneu Ap- 

 parat dient ein Eudiometer, welches in einer 

 passend geformten Quecksilberwanne aufge- 

 stellt ist, als MeBrohr; die Absorptionen 

 finden in Gaspipetten statt. 



Aus diesem Apparat ist der H e m p e 1 sche 

 Apparat fur exakte Gasanalysen hervorge- 

 gangen. 



"Figur 22 zeigt die Einrichtung des Appa- 



Fig. 22. 



rates: Die Messungen geschehen bei kon- 

 stantem Volum, konstanter Temperatur und 

 wechselndem Druck. Die Gasvolume sind 

 u liter diesen Verhaltnissen dem Drucke 

 proportional. Zur Messung werden die Gase 

 in die MeBkugel C gebracht. Die Absorptionen 

 erfolgen in der Gaspipette B. Die MeBkugel 

 kann u liter Quecksilber gasdicht mit einer 

 passenden Klemmvorrichtung mit dem Baro- 

 meterrohre D verbunden werden. Mittels 

 des beweglichen Niveaus H kaun das Gas 

 so weit ausgedehnt oder zusammengedruckt 

 werden, daB es die MeBkugel bis an eine 

 bei r vorhandene Marke ausfiillt. Die Ge- 

 nauigkeit der Ablesung entspricht etwa 

 0,02 Prozent. 



4. Die Verbrennung der Gase. 4 a) All- 

 gemeines. Da man nicht fiir alle Gase 

 Absorptionsmittel besitzt, so ist die Ver- 

 brennung eine sehr wichtige Operation. 



