362 



Chemische Analyse ((jasanalysi-) 



weiter verbessert, indem er ihn zum Ge- 

 brauch fiir Quecksilber einrichtete, ent- 

 sprechend der im vorhergehenden beschrie- 

 benen Quecksilberpipetten. 



Figur 24 zeigt die Einrichtung. 



Fig. 24. 



In den Hals der Pipette ist mittels 

 eines doppelt durchbolirten Gummistopfens 

 die Verbrennungseinrichtung eingesetzt. 



Dieselbe besteht aus zwei starken Eisen- 

 drahten, zwischen denen eine Platinspirale 

 d befestigt ist. Ueber den einen Draht ist 

 eine Glasrohre geschoben. Die Eisendrahte 

 sincl in Verbindung mit Polklemmen, um 

 sie an eine Elektrizitatsquelle anschlieBen 

 zu konnen. 



Nach Winkler wird die Spirale herge- 

 stellt, indem man Platindraht von 0,35 mm 

 Starke in etwa sechs "Windungen iiber eine 

 Stahlnadel von 1,3 mm Starke wickelt. Die 

 Spirale soil 2 bis 2,5 cm von der oberen 

 Wolbung entfernt sein. 



Wahrend Winkler das zn verbrennende 

 Gas mit Luft inischt und dann aus einer 

 Burette langsam in den Yerbrennungsapparat 

 an die gluhende Platinspirale treten laBt, 

 verfahrt Dennis in der Weise, daB er zu- 

 nachst die Gesamtmenge des zu verbren- 

 nenden Gases in die Pipette bringt, hierauf 

 ein Sauerstoffvolumen, welches mehr als 

 hinreichend flir die Verbrennung ist, in die 

 Burette hineinsaugt und sein Volumen no- 

 tiert. Alsdann wird die Burette in der ge- 

 wohnlichen Weise durch eine gebogene 

 Kapillarrohre mit der Pipette verbunden, 

 die Platinspirale zum Rotgluhen gebrackt 

 und dann, wahrend die Spirale gltiht, der 

 Sauerstoff langsam in die Verbrennungs- 

 pipette iibergeiuhrt. Man erreicht so den 

 Vorteil, daB im Anfange, wo die Verbren- 

 nung zu heftig werden kb'nnte, immer ein 

 UeberschuB von brennbarem Gase da ist, 

 so daB einerseits niemals Explosion eintritt, 

 andererseits auch kein Stickstoff verbrennen 

 kann, da die Verbrenuung im Anfange bei 



Mangel an Sauerstoff stattfindet und gegen 

 Ende, wo die Verbrennung vollstandig wird, 

 so hohe Temperaturen, wie sie zur Ver- 

 brennung von Stickstoff notig sind, iiber- 

 haupt nicht mehr erreicht werden. 



y) Die Verbrennung mit der Platin- 

 kapillare. Wahrend die beiden im vorher- 

 gehenden beschriebenen Methoden die An- 

 wendung eines mehr oder weniger starken 

 elektrischen Stromes notwendig machen, 

 kann die Verbrennung mit der Platinkapil- 

 lare mittels irgendeiuer beliebigen Flamme 

 ausgefuhrt werden, vorausgesetzt, daB die- 

 selbe nur so viel Warme entwickelt, als 

 notig ist, um die Kapillare zum Gluhen zu 

 bringen. Obgleich schon Or sat denGedanken 

 ausgesprochen hat, daB es vermittels eines 

 erhitzten kapillaren Platinrohres moglich 

 sein musse, schlagende Wetter zu verbrennen, 

 riihrt doch die Durchfuhrung der Sache von 

 H. Drehschmidt her. Das von H. Dreh- 

 schmidt angewendete Kapillarrohr besteht 

 aus einem 200 mm langen, 2 mm dicken, 

 im Innern 0,7 mm weiten Platinrohre, an 

 welches Schlauchstucke von Messing ange- 

 lotet sind. Der Hohlraum der Kapillare 

 wird, inn Explosionen zu verhuten, seiner 

 ganzen Lange nach durch Einschieben von 

 drei bis vier dunnen Platindrahten ausge- 

 fullt, 



Cl. Winkler hat die Verbrennungs- 

 kapillare wesentlich verbessert, indem er sie 

 an den Enden mit kleinen Wasserktihlern 

 versehen hat; dadurch wird es moglich, mit 

 einem nur 100 mm langen Platinrohre auszu - 

 kommen. 



Fig. 25. 



Figui- 25 zeigt die Einrichtung. Eine 100 mm 

 lange Platinrohre, die nach den Angaben von 

 Drehschmidt hergestellt ist, hefindet sich 

 zwischen den beiden Kiihlrohren a und b. Die 

 Kiihlrohren sind unten geschlossene, etwa 15 mm 

 weite und zirka 80 mm lange, oben offene Messmg- 

 rohren. Das Platinrohr ist in 3y 2 mm weite, 



