Chemische Analyse (Gasanalyse) 



365 



daB man das Gas durch eine Jodkalium- 

 losung leitet und das ausgeschiedene Jod 

 mit unterschwefligsaurem Natron zuriick- 

 titriert. 



Fiir eine Reihe von analytischen Be- 

 stimnnmgen, die regelmiiBig in groBer Zahl 

 ausgefiihrt werden miissen, sind eine Anzahl 

 von besonderen Methoden angegeben worden, j 

 von denen die wichtigsten im nachfolgenden 

 genannt werden sollen. 



Beaufsichtigung der Fenerungen. ; 

 Dieselbe kann mit einem der im Vorhergehen- 

 den besprochenen Apparate durch Analyse 

 der Flammengase ausgefiihrt wtrden; sehr 

 zweckmaBig kann das durch einen Apparat 

 geschehen, welcher kontinuierlich den Gehalt 

 an Kohlensaure registriert. 



Den Namen ,,Ados" fuhrt ein Apparat, 

 bei welchem durch den Zug der Esse eine 

 Glocke in Bewegung gesetzt wird, die selbst- 

 tatig ein Volum Verbrennungsgase abschlieBt 

 und dieses dann durch Alkalilauge drlickt; 

 die GroBe des riickstandigen Volumens wird 

 dann mittels passender Hebeliibertragung 

 auf einem Papierstreifen in einer Kurve auf 

 gezeichnet. Man hat auch Apparate, die 

 durch eine Wasserstrahlpumpe getrieben 

 werden. Figur 26 zeigt die Einrichtung des 

 Absorptionsapparates ohne die Pumpen- 

 glocken. 



A ist das MeBgerat mit Kalilauge. Das 

 GefaB N, welches durch einen langen Gum- 

 mischlauch mit D in Verbinclung ist, wird 

 durch die Gaspumpe abwechselnd gehoben 

 und gesenkt. Ohne jede Untersuchung 

 kann man sich auch augenblicklich ein 

 Urteil iiber den Zu stand einer Feuerung ver- 

 schaffen durch Einrichtungen, welche das 

 spezifische Gewicht der Flammengase an- 

 geben. Die Luxsche Gaswage und das 

 Oekonometer von Arndt sind dazu passende 

 Instrumente. 



Zur Untersuchung der atmospharischeii 

 Luft auf Kohlensaure bedient man sich der 

 zuerst von Sau ss ure, spater von Pettenko- 

 fer und W. Hesse verbesserten Methode, 

 welche darin besteht, daB man die Kohlen- 

 saure eines abgemessenen Luftvolumens durch 

 eine Barythydratlosung von bekanntem Ge- 

 halt absorbieren laBt und den nicht gebun- 

 denen Teil des Baryt durch Titrieren mit 

 Oxalsaure bestimmt. 



Eine sehr genaue Methode zur Bestim- 

 mung der Kohlensaure und desWasserdampfes 

 ist vonPetterssen ausgearbeitet worden, mit 

 welcher man volumetrisch ganz kleine Quan- 

 titaten genau bestimmen kann. Eine MeB- 

 rohre A, die in ihrem unteren Teil in Zehntel 

 und Hundertstel Kubikzentimeter geteilt ist, 

 steht in Verbindung mit den mit Phosphor- 

 saureanhydrid und Stiicken von Natronkalk 

 gefullten Rohren B und C, Beide Rohren sind 

 durch ein Libellenrohr x miteinander ver- 



bunden, in welchem eine kleine Menge 

 Petroleum leicht beweglich sich bei wechseln- 

 dem Druck verschiebt. 



Man saugt die zu untersuchende Luft 

 durch den Hahn y ein, indem man ein auf 

 der Zeichnung nicht wiedergegebenes Niveau- 

 gefaB senkt, und stellt das Quecksilber auf 

 den Nullpunkt der Skala ein. Dann offnet 

 man die vier Hahne 5, e, a, /? und mischt 

 das in dem UmhiillungsgefaB befindliche 

 Wasser gut durch, so daB uberall gleiche 

 Temperatur ist. Der Tropfen Petroleum x 

 nimmt dann einen beliebigen Platz ein, 

 den man an der Skala abliest. Dann schlieBt 

 man alle Hahne bis auf e und treibt nun die 

 Luft in das GefaB B mit Phosphorsaureanhy- 

 drid, wo durch in B ein starker Ueberdruck 



Fig. 28. 



entsteht. Nach 20 Minuten fuhrt man die 

 Luft nach A zuriick und stellt das Queck- 

 silber so ein, daB der Petroleumfaden wieder 

 auf seinem alten Platz steht. Die Differenz 

 der Volume entspricht dem Wassergehalt 

 der Luft. In ganz gleicher Weise bestimmt 

 man die Kohlensaure, indem man die Luft 

 in die Natronkalkrohre C drtickt. 



Dieser Apparat ist yon Petterssen und 

 Palmquist zur alleinigen Bestimmung der 



