Chemische Analyse (Gasanalyse niikrocliemische Analyse) 



Kohlensaure weiter ausgebildet worden, so 

 daB man an Stelle von Natronkalk Kalilage 

 nehmen kann. Die Absorptionen brauchen 

 claim nur wenige Sekunden Zeit. 



A ist das MeBrohr. C 1st em GefiiB, welches 

 einen Tropfen Wasser und em abgeschlossenes 

 Voluni Luft enthalt: es kann durch das Dif- 

 ferentialmanometer D mit dein Mefirohr A 

 in Verbindung gebracht werden. In D ist 

 ein mit Azobenzol gefarbter Tropfen Pe- 

 troleum. B ist ein nach Art der Orsatap pa- 

 rate eingerichtetes AbsorptionsgefaB, wel- 

 ches mit Kalilauge gefiillt ist. 



Die zu untersuchencle Luft wird in A 

 eingesaugt, man sorgt dafur, daB in A stets 

 eine ganz kleine Menge Wasser ist, dam it 

 alle Messungen mit mit Wasserdampf ge- 

 sattigten Gasen vorgenommen werden. 

 SchlieBt man claim den Halm c und offnet a, 

 so kann man das Gas in A auf einen Druck 

 bringen, daB der Petroleumtropfen gerade 

 auf den Nullpunkt der Skala einsteht. Man 

 hat dann in C und A gleichen Druck. Hierauf 

 schlieBt man a, offnet b und treibt die Luft 

 in das AbsorptionsgefaB mit Kalilauge und J 

 dann zuriick nach A. Stellt man hierauf 

 das Quecksilber in A so ein, daB nach dem I 

 Oeffnen des Hahnes a das Petroleum des I 

 Differentialmanometers wiecler auf steht, 

 so kann man dann das Volumen in A ab- 

 lesen. Da das Gas in E abgeschlossen ist, 

 so ist es ganz gleichgiiltig, ob sich Druck 

 und Temperatur der Umgebung andern, 

 die Ablesimgen korrigieren sich danach 

 von selbst. 



Haber und Lowe haben einen Apparat 

 konstruiert, bei welchem die verschieden 

 starke Brechung des Lichtes in Gasen von 

 verschiedener Zusamniensetzung dazu be- 

 niitzt wird, um die Zusammensetzung zu 

 ermitteln; sie nennen das Jnstrument Inter- 

 ferometer (vgl. den Artikel ,,Licht- 

 b r e c h u n g"). 



Literatur. R. Bunsen, Gasometrische Methoden. 

 Urairnschicf-iy 1877. M. fierthelot, Traite 



jii-fititjuc <lc l'Anah/se des Gas. Paris 1906. 

 Cl. Winkler, Anleititny sin- chemittcJien T'nter- 

 xiirhiuiy </i'r Indiixfi-ii-i/iin'. l''ri ilierg 1877. 

 Dei'selbe, Lehrbnch der t.er/i>iixr/n-)> Gasanalyse. 

 Leipzig 1901. W. Hempel, Gasanalytische 

 Methnilen. Braunschweig Iftno. 



W. Hempel. 



D. Mikrochemische Analyse. 



1. Aufgabe. Historisches. Literatur. 2. Die 

 Eigenschaften derKorper: a) Gestalt und GroBe; 

 b) Bestimmung der Masse; c) Druck; d) An- 

 wendung hoherer Temperatur; e) Elektro- 

 chemisches; f) Die optischen Eigenschaften. 

 :$. Einige weitere Benierknngen iiber die Aus- 

 fiihrimg mikrochemischer Versuche. 4. Anhang. 



i. Aufgabe. Historisches. Literatur. 

 Da die Mikrochemie im allgemeinen die 



Aufgabe hat, chemische Untersuchungen 

 bei Anwendung kleiner Stoffmengen aus- 

 zufiihren, so kommt der mikrochemischen 

 Analyse die Auffindung und quantitative 

 Bestimmung solcher Stoffmengen zu. Hier- 

 bei wird man sich selbstverstandlich nach 

 Mo'glichkeit aller Mittel bedienen, iiber welche 

 der moderne naturwissenschaftliche Apparat 

 verfiigt. In diesem Sinn gehoren streng 

 genommen nicht nur die rein chemischen 

 Methoden, welche zur Auffindung von 

 ,,Spuren" dienen, in den Bereich der "Mikro- 

 chemie, sondern auch die spektroskopischen 

 und kolorimetrischen Verfahren, die kata- 

 lytischen Erscheinungen, die Untersuchungen 

 iiber Radio aktivitat usw. Eine derart weit 

 gezogene Umgrenzung ist jedoch weder in den 

 bisherigen Werken iiber Mikrochemie durch- 

 gefiihrt, noch (selbstverstandlich) in der 

 vorliegendeii Skizze beabsichtigt. Diese 

 soil vielmehr wesentlich nur diejenigen Ge- 

 biete der analytischen Chemie streifen, deren 

 praktische Behandlung im AnschluB an die 

 gebrauchlichen Methoden moglich und em- 

 pfehlenswert ist. Besonders wichtig erscheint 

 eine moglichst genaue Feststellung 

 der Eigenschaften der in Betracht 

 kommenden Stoffe; auf dieses Moment 

 wird in der folgenden Darstellung der Haupt- 

 wert gelegt. 



Die Anfange der Mikrochemie werden 

 auf Hart ing und Boncky zuriickge- 

 fiihrt. Von ersterem ist 1866 ein Werk iiber 

 das Mikroskop erschienen, in dem mehrere 

 kristallinische Niederschlage beschrieben wer- 

 den, Bofickys Abhandlung (Separatab- 

 druck aus dem Archiv der naturwissen- 

 schaftlichen Landesdurchforschung von Boh- 

 men, Prag, Rivnag) stanimt aus dem Jahre 

 1877 und fiihrt den Titel: ,,Elemente einer 

 neuen chemisch-mikroskopischen Mineral- 

 u nd Gesteinsanalyse". Im Jahre 1881 er- 

 schien eine kleine Abhandlung von B,einsch, 

 in welcher einige mikrocheniische Reaktionen 

 beschrieben werden, ferner publizierte Aug. 

 Streng in GieBen in den achtziger Jahren 

 mehrere einschlagige Arbeiten (Berichte der 

 Oberhessischen Gesellschaft fur Natur- und 

 Heilkunde 22, 258, 260. 1883; 24, 56, 58. 

 1886; 25, 110. 1887; Mikrochemische Re- 

 aktionen, S. 68 bis 108 in Fuchs-Brauns, 

 Anleitung zum Bestimmen der Mineralien, 

 GieBen 1898; Berl. Berichte 18, Ref. 84. 

 1885); er hatte schon im Jahre 1876 

 mikrocheniische Beobachtungen mitgeteilt 

 und empfiehlt nun die mikrocheniische 

 Analyse als schatzbares Hilfsmittel bei der 

 Untersuchung der Mineralien, besonders bei 

 der Lotrohranalyse, wo bei er groBen Wert 

 auf die optischen und kristallographischen 

 Eigenschaften legt. Im Jahre 3885 gab 

 Haushofer, der schon vorher mehrere 

 Abhandlungen mikrochemischen Inhalts 



