368 



Chemische Analyse (mikrochemische Analyse) 



dient das Schalchen S. Es hangt an einem 

 Wollastondraht von 0,01 mm Starke, welcher 

 an dem einen Balkenende angeschmolzen 

 ist. Am anderen Ende des Balkens befindet 

 sich ein Glasklumpchen, welches so schwer 

 gewahlt wird, daB man auch die schwersten 

 in Betracht kommenden Objekte noch wagen 



kann. Bei leichteren legt man eine ent- 

 sprechende Tara zum Schalchen. Die Skala 

 ist riickwarts spiegelnd versilbert und umfaBt 

 100 Teile a ca. y 2 mm. Die Ablesung geschieht 

 mittels eines kleinen Fernrohrs (ocler Mikro- 

 skops), das so justiert ist, daB die Zeiger- 

 spitze stets durch eine einzige Bewegung in 

 das Gesichtsfeld gebracht werden kann. Das 

 Fernrohr ist zu cliesem Zwecke anf einem mit 

 der Grundplatte G verschraubten Stativ MO 

 so montiert, daB es sich um die Achse NQ 

 drehen kann. Das Gegengewicht W be- 

 wirkt, daB das Fernrohr in jeder in Betracht 

 kommenden Lage stehen bleibt. 



Die Wage muB vor ihrer Verwendung 

 geeicht werden. Man wird dabei den Wert 

 eines Skaleninteryalls etwa == 30 bis 50 g 

 finclen; da sich mittels des Fernrohrs (event, 

 unter Zuhilfenahme eines Okularmikro- 

 meters) ein Zwanzigstel und weniger schatzen 

 bezw. messen laBt, so kann die Wagung auf 

 rund 1 //g genau ausgefuhrt werden. Die 

 Gewichtsbestimmung geschieht im allge- 

 meinen nur durch Messung des Ausschlages. 

 Neuestens 1 ) fiihrt F. Pregl quantitative 

 Mikrpanalysen, namentlich organische Ele- 

 mentaranalysen, mittels einer Analysenwage 

 (von W. H. F. Ku him a n n, Hamburg) aus, 

 welche bei einer Maximalbelastung von 20 g 

 eine Empfindlichkeit von 110 //g aufweist. 

 Vgl.Abclerhalden, Handbuch derbiochem. 

 Arbeitsmethodeii S. 1307 ff. und auch Berl. 

 Bericht 43, 29. 



Die Bestimmung des spezifischen Ge- 



Einschaltung bei der Korrektur. 



wichtes kleiner Substanzmeugen kann in 

 verschiedener Art vorgenommen werden, wenn 

 moglich, wird man sich der ,,Schwebe- 

 methode" bedienen (Retgers, Z. physik. 

 Ch. 3, 289). 



20) Druck. Wir begniigen uns mit 

 der Angabe, daB G. Barger Methoden aus- 

 gearbeitet hat, welche die Bestimmung des 

 Molekulargewichts kleiner Mengen geloster 

 Stoffe gestatten und daB von W. Nernst 

 Dampfdichtebestimmungen mit geringen Sub- 

 stanzmengen (bei sehr hohen Temperaturen) 

 ausgefuhrt worden sind. 



2d) Anwendung hoherer Tempera- 

 tur. Das Erhitzen mikrochemischer Proben 

 geschieht mittels des ,,Mikrobrenners" d. h. 

 z. B. mittels eines Gasflammchens von 

 etwa 10 mm Hohe (Lotrohrspitze, Zund- 

 flammchen). Erhitzt man am Objekttrager, 

 so ist er recht klein zu wahlen; die Substanz 

 kommt am besten in eine Ecke; behufs 

 rascher Abkiihlung legt man das Glas auf 

 eine kalte Unterlage, z. B. auf den FuB des 

 Mikroskops. Fiir besonders kleine Proben 

 konnen iibrigens oft Deckglaser oder (zu- 

 geschmolzene) Kapillaren zweckmaBiger sein. 

 Bei der Herstellung von Sublimaten wird 

 erhitzt bis lebhafte Verdampfung einsetzt, 

 hierauf von der Flamme entfernt und 

 rasch unter einen kalten, bereit gehalte- 

 n en Objekttrager gebracht. Schlechte, d. h. 

 undeutlich kristallinische Sublimate konnen 

 mitu liter durch Umkristallisieren(Anhauchen) 

 verbessert werden. 



Die Beobachtung heiBer mikroskopi- 

 scher Praparate erfordert im allgemeinen 

 besondere Instrumente, sogenannte Er- 

 h i t z u n g s m i k r o s k o p e. In manchen Fallen 

 wird man sich mit Vorrichtungen behelfen 

 konnen, welche- auf den Objekttisch des 

 vorhandenen Mikroskops aufgesetzt werden, 

 wie dies z. B. die Erhitzungsapparate 

 von F. Jentzsch gestatten (Z. f. wissensch. 

 Mikroskopie, 27, 259). Derartige Vorrich- 

 tungen sincl namentlich beim Studium 

 der kristallinisch-fltissigen Substanzen not- 

 w en dig. 



2e) Elektrochemisches. Elektrolysen 

 konnen sowohl am Objekttrager wie auch 

 in entsprechend kleinen GefaBchen aus- 

 gefuhrt werden; man hat sie der quali- 

 tativen wie auch der quantitativen Mikro- 

 analyse dienstbar gemacht, im allgemeinen 

 aber bisher noch verhaltnismaBig selten an- 

 gewandt. 



2f) Die optischen Eigenschaften. 

 Diese spielen inderMikrochemie eine besonders 

 wichtige Rolle, denn alles, was wir von der 

 Gestalt der kristallinischen Ausscheidungen, 

 von der Fatbe, dem Spektrum, der Licht- 

 brechung und dem Verhalten der Stoffe im 

 polarisierten Lichte wissen, gehb'rt hierher. 



