Chemische Apparate 



375 



Binclemittels hergestellt) in Gebrauch. Erzeichnet 

 sich durch groBe Dicntigkeit vorteilhaft aus, 

 steht aber dem Naturkork an Plastizitat weit 

 nach. Die Angreifbarkeit ist dieselbe. 



So wie die rauhen Schliffflachen an Hals 

 und Stopfen von alkalischen Flussigkeiten 

 angegriffen werden, imterliegen auch blanke 

 Glasflachen einem deutlichen, wenn auch 

 etwas langsameren Angriff. Abgesehen von 

 den Alkalilaugen und den alkalisch reagie- 

 renden Losungen von Alkalisalzen ist dies 

 in besonders hohem Grade bei wasserigen 

 Losungen von Ammoniak und Schwefel- 



ammonium zu beobachten. Die liierbei ein- 

 tretende Verunreinigung der Losungen durch 

 Kieselsaure (Silikate) kann fiir manche 

 genaueren analytischen Verfahren verhang- 

 nisvoll werden. Gegen diesen Uebelstand 

 ist als sehr wirksames Mittel das Paraffi- 

 nieren des ganzen Flascheninnern zn emp- 

 fehlen. Man erwarmt die Flasche mit etwas 

 Paraffin gleiehmaBig bis iibcr die Schmelz- 

 temperatur des letztcren, lafit die Fliissigkeit 

 die gauze Wand gleichmaBig benetzen, 

 schuttet den UeberschuB heraus und liiBt 

 unter fleiBigem Drehen die Flasche erkalten. 

 Solche Ueberztige halten jahrelang. Mit 

 gutem Erfolge werden sie auch dann ange- 

 wandt, wenn die Substanz durch die geloste 

 Glassubstanz nicht gerade wesentlich ver- 

 unreinigt ist, aber doch durch die katalytische 

 "Wirkurig des aufgenommenen Alkalis che- 

 misch verandert wird. So verhindert man 

 z. B. durch Paraffinieren der Flaschen die 

 Selbstzersetzung des hochprozentigen Wasser- 

 stoffperoxyds (Perhydrols). 



Die Anwendung von GlasgefaBen ohne 

 Schutz verbietet sich selbstverstandlich voll- 

 kommen da, wo auch spurenweise Verun- 

 reinigimg durch gelostes GefaBmaterial ver- 

 mieden werden muB, z. B. bei der Aufbewah- 

 rung der hochroten Losung kolloiden Goldes, 

 oder wo die Verunreinigung fur den Verwen- 

 dungszweck zu groB wird, wie z. B. bei 

 hochkonzentrierten Vorratslosungen reinsten 

 Natrium hydro xyds fiir mafianalytische 

 Zwecke, oder endlich bei FluBsaure und leicht 

 loslichen festen bezw. gelosten Fluoriden, die 

 Glas rapide angreifen und auOosen. Man 

 wahlt dann womoglich Flaschen aus anderem 

 Material, fiir FluBsaure z. B. am besten 

 Platin, als billigere Surrogate Guttapercha 

 (auch Kautschuk), wohl auch Blei, die 

 Stopfen naturlich aus dem gleichen Material. 

 Fiir starke Laugen haben sich Flaschen 

 aus Reinnickel sehr bewiihrt. 



Metallflaschen konnen auch dann angebracht 

 sein, wenn wegen groBer Schwere des Inhalts bei 

 weniger widerstandsfahigem Material eine Zer- 

 triiniinerung (besonders beim Transport groBer 

 Mengen) zu befurchten ist. Das ist beini Queck- 

 silber der Fall, das daher in eisernen Flaschen 

 versandt wird. Das Eisen wird dabeivom Qucck- 

 silber nicht merklich gelb'st. 



Zur Aufbewahrung lichtempfindlicher 

 Stoffe kb'nnen Flaschen mit lichtundurch- 

 lassiger Hiille (schwarzes Papier, Pappe, 

 Metall) dienen; noch einfacher wahlt man 

 Flaschen aus durchsichtigem Material, das 

 nur die wirksamen Spektralgebiete (meist 

 die kurzwelligen) absorbiert. Dafiir ist 

 braunes Glas geeignet. Aus diesem 

 werden auch fiir Arbeiten mit lichtempfind- 

 lichen Stoffen alle moglichen Geriite herge- 

 stellt, z. B. Rohren, Becher, Gliiser, Exsikka- 

 toren (s. weiter unten) usw. 



Flaschen, deren Inhalt atzende oder sonst- 

 wie stark wirkende Dampfe abgibt (rauchende 

 Salpetersaure, Brom usw.), oder sich durch 

 besonders groBe Fluchtigkeit oder inten- 

 siven Geruch auszeichnet (Schwefelkohlen- 

 stoff, Schwefelammonium), versieht man viel- 

 fach auch mit einem zweiten VerschluB in 

 Gestalt einer iiber den Stopfen greifenden, 

 auf den Hals der Flasche aufgeschliffenen 

 I Glaskappe. 



Substanzen, aus denen sich Gase oder 

 Dampfe mit einem nur wenig hoheren Druck, 

 als dem atmospharischen, entwickeln, be- 

 wahrt man in Flaschen mit Druckver- 

 schluB auf. Je nach dem Einzelfall wird 

 , man dafiir Vorrichtungen zum Aufpressen 

 I des Stopfens mittels Verschraubung oder 

 '\ das Prinzip der Selterswasserflasche mit 

 Gummidichtung (AusgieBen des Inhalts) oder 

 endlich das Siphonprinzip (Entnahme der 

 Fliissigkeit unter Druck) wahlen konnen. 

 Kommen hohere Drucke in Frage, so werden 

 die bei den kondensierten Gasen zu nennenden 

 Apparate anzuwenden sein. Empfehlenswert 

 ist bei etwas groBerem Ueberdruck eine die 

 Sicherheit erhohende Umkleidung der 

 Flasche mit einem eng anliegenden Geflecht 

 aus festem Material (Rohrgeflecht, Draht- 

 netz). 



Haufig ist eine dauernde Kommunikation 

 des Flascheninhaltes mit der Atmosphare 

 unerlaBlich. Das ist dann der Fall, wenn 

 entweder der Inhalt bei LuftabschluB ver- 

 dirbt (Lackmuslosungen) oder der Verwen- 

 dungszweck im Interesse der Bequemlichkeit 

 und Zeitersparnis Entnahme von Material 

 in kurzen Perioden erfordert (Verbindung der 

 Vorratsflasche mit einer Zulaufbiirette fiir 

 maBanalytische Arbeiten). 



In jedem Falle wird der Inhalt dann gegen 

 unerwiinschte Beimischungen zu schiitzen sein. 

 Den atmospharischen Staub schlieBt man 

 durch Verstopfen der fraglichen Oeffnungen 

 mit einem noch genugend lockeren Watte- 

 bausch aus. Kommt es darauf an, gasformigen 

 Bestandteilen der Atmosphare den Zutritt 

 zu verwehren, so muB vor die Stellen der 

 , Kommunikation mit der Umgebung ein ge- 

 j eignetes Absorptionsmittel geschaltet werden. 

 Liegt z. B. eine Anordnung, wie die in 

 Figur 1 dargestellte, vor (Vorratsflasche mit 



