Chemisclie Apparate 



377 



chemischer Reaktionen im Strome eines be- 

 stimmten Gases, Reaktionen durch Ueber- 

 leiten oder Einleiten des Gases), Herstelhing 

 einer Schutzatmosphare (s. S.376), so benutzt 

 man zur Aufbewahning einen Gasometer. 



Das Prin zip dieses Apparates erlautert die 

 Figur 2. Das eigentliche Gasometergefafi 



R 



Sr 



Fig. 2. 



G wird zunachst bei geoffnetem Hahne H 2 vom 

 Reservoir R aus durch den Halm H t und das 

 Druckrohr D mit tier Sperrfliissigkeit (gewohnlich 

 Wasser) gefiillt, Tritt letztere beim Hahne H 2 

 (soil arn hochsten Punkte des GasometergefaBes 

 sitzen; notigenfalls muB der Gasometer zweck- 

 entsprechend geneigt werden, damit keine Luft- 

 reste in G zuruckbleiben) aus, so werden H 2 und 

 H! geschlossen, die den Tubus T bedeckende 

 VerschluBkappe abgeschraubt und das Gas nun 

 entweder durch H 2 eingeleitet, \vobei das ver- 

 drangte Sperrmittel aus T abfliefit, oder das Gas- 

 entbindungsrohr der Gasquelle (bei geschlossenem 

 H 2 ) durch'T eingefiihrt, wobei wiederum die ver- 

 driingte Fliissigkeit bei T entweicht. Beginnen 

 bei T auch Gasblasen zu erscheinen, so ist der 

 Gasometer gefiillt; T (und eventuell vorher H 2 ) 

 werden wieder verschlossen, und der Gasinhalt 

 nach gehoriem Auffiillen von Sperrfliissigkeit 

 in R durch Oeffnen von H t unter Druck gesetzt. 

 Die Entnahme erfolgt nunmehr natiirlich bei 

 H 2 . St-St sind Stiitzen, auf den en das Reser- 

 voir R ruht. 



Die in Figur 2 schematise!! clarge- 

 stellte Anordnung liegt alien Gasometer- 

 formen mit ganz starren Wanden zugrunde. 

 Im einzelnen findet man zahlreiche Varianten. 

 Das Druckrohr D ist haufig mehr peripher 

 angebracht, wahrend sich zentral ein drittes 

 Hahnrohr befindet, das unmittelbar unter 

 der oberen Flache (Deckel) von G miindet. 

 Aus diesem Rohr laBt man dann bei der 

 Fiillung des Gasometers mit der Sperrfliissig- 

 keit die Luft entweichen (statt aus H 2 ). 

 AuBerdem sitzt in der Regel H 2 mit einem 

 Kniestiick oben auf G auf, und dann wird 



zweckmaBig das verjiingte Schlauchansatz- 

 stiick beweglich (um eine vertikale Achse 

 drehbar) gemacht. Besteht der Gasometer 

 aus undurchsichtigem Material (Metaljblech), 

 so wird er meist mit einem Wasserstandsrohr 

 versehen, an dem der Fiillungsgrad ersichtlich 

 ist. Praktischer als Metallgasometer, deren 

 gelegentliches Undichtwerden recht liistig 

 ist, sind Gasometer aus Glas, schon wegen des 

 bequemeren Einblicks in den Fiillungszu- 

 stand. Das Dmckrohr kann dann in einen 

 aufgekitteten Metalldeckel eingelotet oder 

 eingeschraubt sein und ein gleichfalls glaser- 

 nes Reservoir tragen; desgleichen ist dann der 

 Tubus, wenigstens teilweise, aus Glas. Zu 

 dessen Sicherung gegen Beschadigungen 

 empfiehlt sich der Einbau des Gasometers 

 in einen MetallfuB. Sollen Gase aufbewahrt 

 werden, die Metallteile angreifen, so konnen 

 auch samtliche Gasometerteile aus Glas 

 gefertigt werden; Dmckrohr nebst Reservoir, 

 GasauslaBrohr und TubusverschluB werden 

 dann in das GasometergefaB eingeschliffen. 

 Solche Gasometer sind am leichtesten rein 

 zu erhalten und ermoglichen die beste Kon- 

 trolle. 



Auf einem anderen Prinzip beruhen die 

 Glockengasometer. Sie gleichen in der 

 Konstruktion den in Gasanstalten ublichen 

 Gasometern, bei denen das Gas unter dem 

 Drucke einer schweren, unten offenen 

 i Glocke steht, deren Gewicht nur in vollig 

 untergetauchtem, nicht aber in gehobenem 

 Zustande (oder umgekehrt) ausbalanciert ist. 

 Daraus ergibt sich eine Aenclerung des Gas- 

 dnicks mit dem Fiillungsgrade. Auch diese 

 laBt sich jedoch notigenfalls kompensieren 

 (ein Verfahren hierzu wurde von F. W. 

 j Kiister 1 ) angegeben). 



In Gasometern lassen sich nun aber nur 

 relativ kleine Mengen von Gasen aufspeichern, 

 wenn die Dimensionen der ersteren nicht 

 unpraktisch groB werden sollen. Will man 

 bei beschranktem Raume groBere Gasmengen 

 aufbewahren, so muB man diese notwendiger- 

 weise unter hoheren Druck setzen. Die per- 

 manenten Gase, die bei Zimmertemperatur 

 unter beliebigen Drucken gasformig bleiben, 

 bieten auch hier relativ ungiinstige Verhalt- 

 nisse, da der Druck aus praktischen Grfmden 

 selten auf mehr als 100 bis 125 Atmospharen 

 gesteigert wird. Immerhin lassen sich dann in 

 schmiedeeisernen Flaschen (Bomben) 

 von noch handlicher GroBe einige Kubikmeter 

 Gas von Atmospharendruck in komprimier- 

 tem Zustande aufbewahren. Kompmnierter 

 Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, auch kom- 

 ! primierte Luft, kommen in solchen Gas- 

 flaschen massenhaft in den Handel. Die 

 Flaschen werden natiirlich vor der Fullung 



J ) Beitrage zuin Schwefelsaure - Kontakt- 

 verfahren, Z. f. anorg. Ch. 42, 453 (1904). 



