380 



Chemische Apparate 



Richards 1 ) zu nennen. Bei ersterer befindet tionsfliissigkeit tritt von oben her u liter 

 sich das feste Beagens tib er dem Fliissigkeits- einem erneblichen hydrostatischen Drucke 

 niveau (wenn innen und an Ben Atmospharen- durch ein ausgezogenes Tropfrohr zu. Die 

 druck herrscht). Es muB also die Fliissigkeit , Geschwindigkeit des Zutropfens reguliert 

 durch einen hoheren Druck zum Aufsteigen sich automatisch entsprechend der Gasent- 

 veranlaBt werden. Sie kann mithin nicht ein- 1 nahme. Wegen der unvermeidlichen Nach- 

 fach mit der Atmosphare kommunizieren, i entwickelung (die gauze ziigelaufene Menge 

 undesmuBfiir dauernde Erhaltung desUeber- bleibt ja dauernd mit dem festen Reagens in 



drucks gesorgt werden, was unbequem ist. 

 Beini Aufsteigen gehen die obersten Schichten 

 der Fliissigkeit voran, wiihrend im Verlaufe 

 der Reaktion die verbrauchte Fliissigkeit zu 



Berii lining) muB eine Riicksteigeflasche 

 eingeschaltet werden, die auch einen etwaigen 

 groBeren GasiiberschuB aufnehmen kann, 

 Fur die Entwickelung von Schwefelwasser- 



Boden sinkt. Die zu zweit genannte Kon- i stoff, bei der aus naheliegenden Griinden eine 



struktion lost die gleiche Aufgabe in viel 

 einfacherer Weise. Sie beruht auf dem Glok- 

 kenprinzip. Die Glocke reicht aber nicht bis 

 beinahe auf den Boden des auBeren GefaBes, 



moglichst lange Betriebsdauer mit einer 

 wiinschenswert ist, hat 

 sich der nach vorstehendem Prinzip gebaute 

 Apparat von F. W. Ktister 1 ) vortrefflich 



sondern endet schon sehr hoch, so daBgerade 1 bewahrt. Eine ahnliche Konstruktion riihrt 

 die oberen Schichten der Fliissigkeit in sie von W. Ostwald 2 ) her. Die Einrichtung 

 von unten eintreten. Die feste Substanz des Kiisterschen Apparates wird aus der 

 liegt in einem siebartig durchlocherten Trich- j Figur 4 leicht verstandlich. Fiir den 

 ter, durch dessen bis zum Boden gehendes praktischen Gebrauch ist zu beachten, daB 

 Rohr die verbrauchte Fliissigkeit zu Boden j die Reaktion zwischen Salzsaure und 

 flieBt. Eine vollstandige Tremmng beider Schwefeleisen in der Winterkalte merklich 

 Fliissigkeiten ist selbstverstandlich auch hier i trager wird, was zu mangelhafter Funk- 



tion des Apparates 

 fiihren kann. Es ist 

 also fiir angemessen hohe 

 Temperatur (Zimmer- 

 temperatur) zu sorgen. 

 Dasselbe Prinzip laBt sich 

 naturlich auch fiir die 



Fijllbffnung ^ Entwickelung vieler an- 



I p=O=ii (r \ fr H Z S derer Gase anwenden, 



I JU 



Saure 



Saure 



Schwefeleisen 



\ 



Waschwasser 



Abiauge 



H 2 S- 

 Wasser 



Fig. 4. 



mit zweckinaBigen Modi- 

 fikationen auch fiir die 

 Einwirkung von Fliissig- 

 keiten auf Fliissigkeiten. 

 Sehr bequein, wenn 

 auch in der Anwendung 

 auf nur wenige Falle be- 

 schrankt,sindelektroly- 

 tische Gasentwicke- 

 lungsapparate. Reinen 

 Wasserstof f(ebenso Sauer- 



nicht moglich. Auch ist der Apparat nur fiir stoff) kann man z. B. sehr einfach nach dem 

 kleinere Mengen berechnet und diirfte sich Glockensystem erhalten, wenn man in eine 

 kaum fiir groBere, stationare Anlagen eignen, Glocke die eine Elektrode einfiihrt (von 

 deren Bestandteile man nnr moglichst selten oben oder von unten), nnd zwar so, daB bei 

 auseinandernehmen will (wie z. B. fiir Schwe- fast vollstandiger Fiillung der Glocke mit 

 felwasserstoffentwickelung mit ihren Unan- dem Gase der Fliissigkeitsspiegel unter die 

 nehmlichkeiten bei einer Neufiillung). Elektrode reicht, nnd der elektrolysierende 



Fiir stationare Anlagen ist das einzig Strom damit von selbst unterbrochen wird. 

 rationelle Prinzip das der zweiten eben ge- Die andere Elektrode legt man konzentrisch 

 nannten Hauptgruppe. Hier befindet sich auBen um die Glocke hennn. Das Ganze 

 das feste Reagens in einer den tiefsten Teil j hangt in einem weiteren Standglase; als 

 des Systems bildenden (notigenfalls sehr Elektrodenmaterial client Nickeldrahtnetz, zur 

 groBen" Vorratsflasche, die eine Vorrichtung Zuleitung im Bereiche der Fliissigkeit Nickel- 



zum Abziehen der Abiauge besitzt 



Die Reak- 



A convenient gas-generator, and device 



for dissolving solids. Amer. Cheru. J. 20, 

 (1898). 



IS!) 



J ) Schwefelwasserstoffentwickelungsapparat, 

 J. f. pr. Chera. 48, 595 (18t3). 



2 ) Einige Laboratoriums-Apparate, Z. f. anal. 

 Chem. 32, 184 (1892) 



