Chemise-he Apparate 



konnen auch sonstige Scbmiermittel von 

 Nutzen sein, wie Glycerin oder eine Losung 

 von Rohrzucker in Glycerin, konzentrierte 



Schwefelsaure usw. 



Undichtigkeiten haben meist ihren Giund 

 in nicht geniigend feinem mid sorgfaltigem 

 Schleifen. Die Undichtigkeit kann sich peripher 

 (von einer Mantelbo fining zur anderen) oder 

 axial (in der Langsrichtung des Stopfens) be- 

 merkbar machen. In letzterem Falle kann Luft 

 eindringen oder Gas austreten, im ersteren ist 

 der VerschluB zwischen den Leitungsabschnitten 

 unvollkommen. DaB gegen periphere Undichtig- 

 keit die Verlegung der Leitungszweige in ver- 

 schiedene Niveaus gute Dienste leistet, wurde 

 schon erwahnt. Starkeres Eindriicken des Stop- 

 fens (z. B. durch Festbinden) hilft nianchmal 

 ebenfalls. Hierzu kann man auch das untere 

 Hiilsenende verlangern, zu einer Kugel (mit Ab- 

 schlufihalm) umgestalten und diese evakuieren. 

 Der Luftdruck preBt dann den Stopfen von oben 

 fest in die Hiilse ein. 



Das beste Mittel gegen axiale Undichtig- 

 keit sindFlussigkeitsdichtungen. Hierzu 

 dient Qnecksilber, das noch mit einer Glas 

 benetzenden Fliissigkeit, wie Glycerin, uber- 

 schichtet wird. Die Dichtungsfliissigkeit wird 

 entweder auf den Oberteil des Stopfens (in 

 eine becherartige Verlangerung der Hiilse 

 nach oben) aufgegossen, die Hiilse unten in 

 Kugelform zugeschmolzen, oder in peripher 

 verlaufende Kanale eingebracht. In letzterem 

 Falle laBt sich bei schragen Bohrungen 

 auch eine noch bessere Abdichtung in peii- 

 pherer Richtung erreichen. 



Reproduzierbarkeit der Einstellung und 

 dam it eine genau meBbare Regulierung 

 des Gasstromes ermoglichen die Prazi- 

 sionshahne. Ihr Griff tragt entweder eine 

 Verlangening mit einer Spitze, die auf einer 

 feststehenden Skala spielt, oder eine Skala, 

 die sich beim Drehen des Kiikens geeen eine 

 feststehende Marke verschiebt. Die Ein- 

 stellung erfolgt entweder durch einfaches 

 Drehen des Griffes mit der Hand oder durch 

 eine der feineren Einstellung dienende Zahn- 

 radiibertragung von einer Feinstellschraube 

 mit einer zweiten Teilung auf der Peri- 

 pherie aus. 



Soil der VerschluB oder die Oeffnung 

 eines Hahnes automatisch zu einer betimmten 

 Zeit erfolgen, so kann man ihn in recht einfacher 

 Weise mit einem Uhrwerk verbinden, z. B. mit 

 dein Weckeraufzug einer Weckuhr, dessen Betati- 

 gung zur gewiinschten Zeit : den gewollten 

 Effekt hat. Auch fur besondere Fiille (Erloschen 

 einer Flamme, Versagen der Wasserleitung) sind 

 automatische Absperrvorrichtungen angegeben 

 word en. 



Das Material, aus dem Hahne hergestellt 

 werden. ist sehr mannigfach. Fiir Leuchtgas- 

 und Wasserleitungen dienen allgemein Me- 

 tallhahne (gewohnlich Messing). Zu chemi- 

 schen Zwecken werden meist Glashahne 

 verwendet. Wo Metall sich verbietet und 



Glas seiner Zerbrechlichkeit wegen nicht 

 ratsam scheint, werden gelegentlich auch 

 Hahne aus Hartgummi gewahlt. Gut be- 

 wahrt haben sich Hahne mit Glasrmlse und 

 Porzellankiiken, die sich auch bei minimaler 

 oder ganz fehlender Schmierang kanm fest- 

 setzen. Als Schmiermittel kann notigenfalls 

 Graphit dienen. Eine besondere Art von 

 Hahnen sind die Quetschhahne, die zum 

 vollstandigen oder partiellen VerschluB von 

 Gummischlauchen Verwendung finden. Man 

 unterscheidet Dnickquetschhahne und 

 Schraubenquetschhahne. Erstere dienen in 

 der Regel zu langer dauerndem AbschluB 

 und nur kurzer Oeffnung von Schlauch- 

 leitungen. Der Schlauch wird dabei zwischen 

 zwei durch Federkraft aneinandergepreBte 

 Schenkel von flachem oder rundem Profil 

 zusammengedriickt. Ein Dnick auf die 

 Enden der Schenkel gibt das Lumen des 

 Schlauches wieder frei. Es ist klar, daB die 

 Feder um so kraf tiger gewahlt werden muB, 

 je dickwandiger der Schlauch ist. 



Durch Schraubenquetschhahne laBt sich 

 im Gegensatze zu den Druckquetschhahnen 

 der Gasstrom dauernd beliebig regulieren. 

 Der erforderliche Druck auf den Schlauch 

 wird durch Zusammenschrauben zweier 

 starrer Backen, von denen die eine an zwei 

 Fuhrungsstiften entlang bewegt wird, hervor- 

 genifen. 



Ist die untere Backe nur einseitig mit der 

 Fulming verbunden oder laBt sie sich leicht 

 einseitig davon losen, so kann der Quetsch- 

 hahn vom Schlauche seitlich ganz abgenom- 

 men werden. Diese Modifikation ist die bei 

 weitem bequemere. 



Eine Kombination von Druck- und 

 Schraubenquetschnann erhalt man durch Ent- 

 fernung der Diuckschenkel voneinander mit Hilfe 

 einer allmahlich anzuziehenden Stellschraube. 

 Esgibt auch solche Hahne, bei denen die Schenkel 

 von selbst auseinandergehen und dann bis auf 

 die gewiinschte Entfernung zusammengeschraubt. 

 werden. 



Auch Vorrichtungen, um einfache Druck- 

 quetschhahne nach Belieben dauernd offen stehen 

 zu lassen, sind angebracht worden. 



Wenn Gasmengen, die einem Vorrats- oder 

 EntwickelungsgefaBe entnommen worden 

 sind, nur vorubergehend abgesperrt werden 

 sollen, benutzt man eine pneumatische 

 Wanne. Diese besteht aus einem mit der 

 Sperrflussigkeit zu fullenden Trog (aus ge- 

 preBtem oder gekittetem Glas oder auch aus 

 Metall), in dem eine ,,Briicke" hangt, Auf 

 letztere wird das zuvor ebenfalls mit Sperr- 

 flussigkeit gefullte AuffangegefaB mit der 

 Oeffnung nach unten gestellt. Das Gas wird 

 von unten her durch Durchbohrungen der 

 Brucke eingeleitet. Nach der Fullung mit 

 Gas kann das GefaB unter der Sperrflussig- 

 keit zugestopft und hierauf beiseite gestellt 



