Chemische Apparate 



385 



zusammenzufugenden Teile erhalt en jeder 

 eine konische Flache, die genau aufeinander 

 eingeschliffen werden, etwa wie der Hahn- 

 stopfen in die Hiilse. Denkt man sich beim 

 Hahn die Zuleitungsrohren weg, dagegen den ! 

 Stopfen (ohne Griff) hohl und ihn wie die , 

 Hiilse als Enden zweier Rohrenstiicke, so 

 erhalt man einen Rohrenschliff. Was das 

 Dichten anlangt sowie den Gebrauch von 

 Schmiermitteln, so gelten bei Schliffen die- 

 selben Gesichtspunkte wie bei den Hahnen. 

 Quecksilberdichtungen sind sehr gebrauch- 

 lich. Um das unbeabsichtigte Lockerwerden 

 oder Aufgehen der Schliffe zu verhuten, kann ; 

 man an den beiden Einzelteilen Fortsatze 

 anbringen und diese paarweise durch Gummi- 

 bander oder Spiralfedern zusammenhalten. 



Nebenbei sei erwahnt, daB zum Einsetzen 

 von Rohren in enge Oeffnmigen an Stelle von 

 Stopfen natiirlich auch ubergeschobene Stuckchen 

 Schlauch dienen konnen. 



Sollen Schlauchverbindungen ganz ver- 

 mieden werden, andererseits eine gewisse j 

 Beweglichkeit des Ganzen gewahrt bleiben, 

 so leisten Kundtsche sowie Finkenersche 

 Federn, Glasrohren, die in eigenartiger 

 Weise gebogen sind, als Verbindung vortreff- 

 liche Dienste. 



Zum VerschlieBen offener Schlauchenden oder 

 Stopfen bohrungen eignen sich Glasstiibe oder 

 zugeschmolzene Rohren. 



Zum Durchbohren von Stopfen aus Kork 

 oder Kautschuk werden Korkbohrer ge- 

 braucht, zylindrische, am einen Ende zu- 

 gescharfte Metallrohren verschiedener Weite 

 (im ganzen Satzen nebst Korkbohrer- 

 scharfer erhaltlich). 



Beim Bohren in Kautschuk ist die Schneide 

 des Bohrers stets mit etwas Alkalilauge befeuchtet 

 zu halten. Sehr praktisch sind Korkbohr- 

 maschinen, in welche die einzelnen Bohrer 

 genau vertikal eingespannt werden konnen, was 

 ein prazises Bohren sehr erleichtert. Gummi- 

 stopfen mit fertigen Bohrungen sind iibrigens 



vor und nach der Entnahme, wird, wenn es 

 auf Genau igkeit ankommt, nur in seltenen 

 Fallen ausfiihrbar sein. In der Regel wird 

 der fragliche Stoff in einem vorher gewogenen 

 (austarierten) GefaBe geeigneter Form auf die 

 Wage gebracht. An der Luft unveranderliche 

 Stoffe konnen allerdings auf jeder beliebigen 

 Unterlage gewogen werden; jedoch ist zu 

 beachten, daB feine Pulver Wasserdarnpf 

 aus der Luft auf ihrer groBen Oberflache 

 sehr haufig in merklicher Menge adsorbieren, 

 auch wenn sie an sich gar nicht hygroskopisch 

 sind. Bei Stoffen mit letztgenannter Eigen- 

 schaft verbietet sich die Wagung an freier 

 Luft ganz selbstverstandlich. So wird denn 

 der vorher getrocknete oder sonstwie in 

 geeigneter Weise behandelte Stoff zur Wagung 

 gewohnlich in ein Wageglas eiugeschlossen. 

 Es ist das ein Gef JiB meist zylindrischer Form 

 mit eingeschliffeuem Stopfen, alles mog- 

 lichst leicht gehalten. Es gibt auch Wage- 

 glaser, welche den Stoff 



gich yon der Vorbehandlung 



her befindet (Ti d Schiffchen), auf- 

 nehmen k onnen. Wenn in solchen Fallen 

 der Ge , e nstand beim EinschluB ins Wage- 

 glas ejne andere Temperatur hat? a i s ^ie 



Umgebung, empfiehlt es sich, ein Wiige- 

 & - 



ist Benetzvuig mit einer Spur Glycerin sehr vor- 

 teilhaft; auch fasse man, urn ein Zerbrechen zu 

 vermeiden, das zu argen Verletzungen fiihren kann, 

 dabei die Rohren ganz kurz an. 



4. Apparate fiir die Bestimmung der 

 Menge von Stoffen. Die Masse eines Stoffes 

 kann durch Bestimmung seines Gewichtes 

 oder, wenn seine Dichte" bekannt ist, durch 

 Messung seines Volums ermittelt werden. 

 Fiir feste Stoffe ist die Wagung, fiir fliissige 

 Wagung und Messung, fiir gasformige die 

 Messung die gebrauchliche Methode. 



DieGewichtsbestimmungausderDifferenz, 

 d. h. durch Wagung des VorratsgefaBes 1 ) 



x ) Gemeint sind groBere VorratsgefiiBe. Man 

 kann natiirlich als VorratsgefiiB auch ein kleines 

 Wageglas bezeichnen, von dessen Inhalt ein Teil 

 entnpmmen wird, dessen Gewicht sich aus der 

 Gewichtsdifferenz ergibt. 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band II 



, - t i 

 des Hahnes unmittelbar vor der Wagung 



setzt dai ? n den Inlialt des Wiigeglases in 

 Druckgleichgewicht mit der Atmosphare. 1 ) 



Eme sinnreiche Einnchtung zur Ein- 

 fuhrung von hygroskopischen Substanzen 

 in Wageglaser bei LnftabschluB riihrt von 

 Th - w - Richards und H. G. Parker her. 2 ) 



Wenn Fliissigkeiten gewogen werden 

 sollen, ist auf etwaigen merklichen Dampf- 

 druck ebenso Riicksicht zu nehmen wie auf 

 Wasseranzielmng aus der Luft. Man fiillt 

 ' s i e am besten in Gefafie ein, in denen sie un- 

 mittelbar gewogen werden konnen (Aufsaugen 

 in Wagepipetten). Die Oeffnungen der 

 GefaBe b wUen irgindwie in zweckmaBiger 

 Weise verschlossen : (Stopfen, Kappen Hahne). 

 1st das Volum des WagegefaBes bekannt, 

 | so liefert die Wagung zugleich auch die 

 Dichte der Fliissigkeit (Pyknometer). 



Zur Abmessung von Fliissigkeiten nach 

 dem Volum dienen verschiedenartige MeS- 

 gerate, je nachdem, ob ein bestimmtes 



d 



Volum der Fliissigkeit abgemessen werden 

 oder ein unbekanntes Vohiin (z. B. bei der 

 Titration die Menge der bei einer Reaktion 

 verbrauchten Fliissigkeit) bestimmt werden 

 soil. Im ersteren Falle tragt das MeBgerat 

 eine einzige Marke (hochstens zwei, wenn 

 der Inhaft der Differenz zwischen zwei 

 festen Marken entsprechen soil), im zweiten 



!) Z. f. anorg. Chem. 40, 296 (1904). 

 2 ) Neubestimmimg des Atomgewichts von 

 Magnesium. Z. f. anorg. Chem. is, 86 (1897). 



25 



