386 



Chemise-he Apparate 



ist das Gerat mit einer fortlaufenden Teilung 

 versehen. 



MeBgerate der ersten Art sind die Kolben 

 und (Voll-)Pipetten, solche der zweiten Art 

 die MeBzylincler, Biiretten und MeBpipetten. 

 Es bedarf kaum der Erwahnung, daB Gerate 

 mit fortlaufender Teilung auch zur Ab- 

 messung einer bestimmten Fliissigkeits- 

 menge dienen konnen: die MeBpipetten 

 dienen sogar ausschlieBlich diesem Zwecke. 

 Dagegen werden Buretten an Stelle von 

 Vollpipetten seltener verwendet. 



MeBkolben werden auf EinguB und auf 

 AusguB geeicht. EinguBkolben t'assen 

 das angegebene Volum, wenn sie mit Fltissig- 

 keit bis zur Marke gefullt sind. In welcher 

 Weise die Einstellung auf die Marke zu er- 

 folgen hat, zeigt "die Figur 5, in der 



Fig. 5. 



richtige 



falsche 

 Einstellung 

 Auge: in gleicher tiefer hoher 



Hohe als die Marke 



Resultat: richtiges zu viel zu wenig 



Volum 



der Fliissigkeits-,,Meniskus" l ) in Beziehung 

 zur Marke gebracht ist. Die Ablesung 

 geschieht bei gleicher Hohe des Auges mit 

 der Marke, so daB also die Markenebene 

 (Kreisflache) sich in der Projektion als 

 gerade Linie darstellt. Diese Art der Ab- 

 lesung gilt fur alle MeBgerate. Die Marken- 

 ebene muB stets Tangentialebene an dem 

 tiefsten Punkt des Meniskus sein. 



AusguBkolben fassen bis zur Marke 

 so viel Flussigkeit, daB sie bei vorschrifts- 

 maBigem Entleeren gerade das angegebene 

 Volum ausflieBen lassen, wahrend eine ge- 

 wisse Menge Flussigkeit als diinne, benetzende 

 Haut an der GefaBwand hangen bleibt. 

 Auf EinguB verwendet, ergeben also AusguB- 

 gerate ein zu groBes Volum. Im Handel 

 kommen auch Kolben mit zwei Marken, 

 je einer fur den Gebrauch auf EinguB und 

 auf AusguB, vor. 



Man unterscheidet geeichte Gerate, die 

 den Stempel der Kormal-Eichungskommission 

 tragen, norm ale Gerate mit oder ohne 

 private Justierungsstempel und gewolin- 



liche Handelsware. Fur genaue wissenschaft- 

 liche Untersuchungen kommen, falls man 

 es nicht vorzieht, die Eichung selbst vor- 

 zunehmen, nur Gerate der ersten Kategorie 

 in Frage. Gerate der zweiten Art sind 

 meist auch recht gut, fiir die landlaufigen 

 Zwecke jedenfalls vollkoramen ausreichend 

 und wesentlich billiger. Gewohnliche Handels- 

 ware ohne Prufung zu verwenden. ist nicht 

 ratsam. 



Die Eichung erfolgt stets nach clem 

 wahren Liter, d. h. nach dem Volum eines 

 Kilogramms Wasser von maximaler Dichte, 

 im luftleeren Raum gewogen (oder auf Wa- 

 gung im luftleeren Raum reduziert). Auf den 

 MeBgeraten ist angegeben, bei welcher Tem- 

 peratur sie das aufgeschriebene Volum (in 

 wahren Litern oder Tausendsteln davon, 

 d. h. wahren Kubikzentimetern) fassen. 

 Geeichte Gerate sind gewo'hnlich auf 15 

 normiert. 



In MeBkolben wird haufig die Auf- 

 losung bestimmter Mengen von Stoffen 

 zum Zwecke nachtraglicher ,,Auffullung der 

 Losung bis zur Marke" vorgenommen, die 

 durch lebhaftes Schtitteln wesentlich be- 

 schleunigt werden kann; die letztgenannte 

 Operation wird erleichtert durch eine Er- 

 weitemng des Kolbenhalses iiber der Marke 

 (Kolben nach Biltz). Auch Kolben mit 

 einer zweiten Marke iiber der Erweiterung 

 werden zum Zwecke bequemerer end- 

 giiltiger ,,Einstellung" (Gehaltsbestimmung) 

 hergestellt. 



Als VerschluB dienen eingeschliffene Glas- 

 stopsel oder Stopfen aus sonstigem Material. 

 Vollpipetten sind nahezu zylindrische 

 HohlgefaBe mit einem spitz auslaufenden 

 j unteren und einem nicht verjungten oberen 

 ! Ansatzrohr (Schenkel). Von diesen tragt ent- 

 weder nur das obere eine Marke oder auch 

 das untere; letztere befindet sich dann unweit 

 der An sfluBof fnung. Ueber die Lage der 

 Marken und die Weite der Schenkel sowie 

 die Geschwindigkeit des Auslaufs bestehen 

 fiir zu eichende Gerate ganz bestimmte 

 Vorschriften. Auch die Pipetten sind, wie 

 alle Gerate, auf eine bestimmte Temperatur 

 geeicht. Alle Arten von Pipetten werden 

 in der Weise gefullt, daB die Flussigkeit 

 durch Ansaugen bis iiber die (obere) Marke 

 gehoben wird, worauf man die obere Oeffnung 

 mit dem schwach angefeuchteten Zeige- 

 finger verschlieBt. Unter vorsichtiger Luftung 

 des Verschlusses stellt man dann genau auf 

 die Marke ein. Nach Beendigung der Fiillung 

 darf an der Spitze kein Tropfen hangen. 

 Die gewohnlichen Pipetten werden stets 

 auf AusfhiB geeicht. Bequem und sehr 

 genau sind Pipetten mit automatischer 

 Einstellung (Ueberlaufpipetten). An Stelle 

 der oberen" Marke besitzen sie eine Ueberlauf- 



l ) Die gekriimmte Fliissigkeitsoberflache. spitze. 



