Chemische Apparate 



387 



MeBpipetten und Biiretten tragen 

 eine fortlaufende Teilung, deren Einheiten 

 verschieden groB sein konnen und sich 

 insbesondere auch nach dem Gesamtinhalt 

 des Cerates richten. Beide Gerate haben 

 Rohrenform. Die MeBpipetten werden 

 gefiillt und benutzt wie Vollpipetten. Die 

 Biiretten tragen unten einen VerschluB 

 in Form eines Glashahns oder eines Gummi- 

 schlauchs mit Quetschhahn und gliiserner ! 

 Auslaufspitze. Die (Drack -) Quetschhahne ] 

 sollen sich geniigend leicht und stetig (ohne 

 Ruck", offnen lassen. Sehr praktisch sind als 

 VerschluB auch Glaskugelchen oder kurze 

 Glasstabchen, die in den Gummischlauch 

 geschoben werden; bei gelindem Druck 

 mit Daumen und Zeiget'inger entsteht ein 

 seitlicher Kanal im Schlauch, durch den 

 die Fltissigkeit ausflieBt. Ueber die Ge- 

 schwindigkeit des Ausflusses bestehen fiir 

 eichfahige Gerate auch hier bestimmte 

 Vorschriften. Die lichte Weite ist bei beiden 

 Geraten klein gegeniiber der Lange. Hirer 

 Verwendung nach sind beides AusfluB- 

 gerate. In welcher Weise Biiretten fiir 

 bequeme Auffiillung mit dem VorratsgefaB 

 verbunden werden konnen, ist bereits in 

 Figur 1 erlautert worden. Eine andere 

 Methode besteht in dem Aufsetzen der 

 geeignet gestalteten Burette auf das Vor- 

 ratsgefaB und Eindriicken der Fliissigkeit 

 von unten her (Gummiballgeblase). 



MeBzylinder besitzen ebemalls eine 

 fortlaufende Teilung (von oben nach unten 

 oder umgekehrt oder in beiden Richtungen), 

 haben jedoch einen relativ sehr groBen 

 Durchmesser, so daB die Ablesung langst nicht 

 so genau ist wie bei den oben besprochenen 

 Geraten. Ihre Verwendung (auf EinguB 

 oder AusguB) ist darum auf Falle nur an- 

 nahernder Volummessung beschrankt. Das 

 obere Ende der MeBzylinder kann mit einem 

 AusguB versehen oder eingezogen und mit 

 Stopfen verschlieBbar sein (Mischzylinder). 



Fiir den Gebrauch der auf AusguB oder 

 Auslauf justierten Kolben, Pipetten und Bii- 

 retten gelten folgende Vorschriften der Normal- 

 Eichungskommission : 



Ausgufikolben : Allmahliches Neigen bis zur 

 senkrecht umgekehrten Stellung, Abstreichen 

 des letzten Tropfens eine halbe Minute nach 

 Beendigiuig des zusammenhangenden. Auslaufs. 



Vollpipetten mit einer Marke: Auslaufen- 

 lassen in senkrechter Stellung imter Beriihrung 

 der Wan dung des AuffangegefaBes mit der Aus- 

 fluBspitze. Abstreichen an der Wan dung nach 

 Verlauf von 15 Sekunden seit Beendigung des 

 zusammenhangenden Auslaufs. 



Vollpipetten mit zwei Marken: Zunachst 

 ebenso; die genaue Einstellung auf die zweite 

 Marke erfolgt beini Abstreichen. 



MeBpipetten: wie Vollpipetten mit zwei 

 Mar ken . 



Biiretten: Freier Ablanf bis zur zweiten 

 Marke, eine halbe Minute Wartezeit, genaue 



Einstellung unter Beriihriuig der GefiiBwand 

 mit der Ablaufspitze. Bei der Ablesung erst zu 

 ermittelnder Biivetteneinstellungen muB ent- 

 sprechend mindestens eine halbe Minute gewartet 

 werden. 



An Stelle der hier genannten Normalzeiten 

 kann auch eine besondere, auf dem Gerat anzu- 

 gebende Wartezeit treten. 



Bei alien Operationen, die in oder mit 

 MeBgeraten vorgenommen werden, ist 

 starkeres Erhitzen wegen der Gefahr eines nur 

 langsamen Zuriickgehens der Volumaiidernng 

 des Glases (thermische Nachwirkung) zu 

 vermeiden. 



Bei alien Auslaufgeraten kommt es auf 

 vollkommene Benetzung der Glaswand we- 

 sentlich an. Ihre griindliche und ofters 

 wiederholte Reinigung ist darum unerlaB- 

 lich. Am geeignetsten ist dafttr eine Losung 

 von Chromsaure in konzentrierter Schwefel- 

 saure (konzentrierte Schwefelsaure einige 

 Zeit mit pulverisiertem Kaliumbichromat 

 digerieren!), welche warm (nicht heiB!) 

 nicht zu kurze Zeit auf die GefaBwand 

 einwirken muB. 



Bei der Aufbewahrung von Pipetten 

 und Biiretten ist selbstverstandlich auf 

 den Schutz der Auslauf spitzen gegen Be- 

 schadigungen zu achten (liegend oder hangend 

 aufbewahren!). 



Zur sicheren Ablesung des Standes des 

 Fliissigkeitsmeniskus sind besondere Ablese- 

 vorrichtungen angegeben worden. Die 

 gewohnliche "Art der Ablesung gegen einen 

 hellen Hintergrund (Fenster, weiBe Flache) 

 ist meist ausreichend, erleichtert wird sie 

 jedoch sehr durch eine ,, Blende", einen 

 Karton mit einem schwarzen und einem 

 weiBen, in einer geraden Linie aneinander 

 grenzenden Felde. Hiilt man die Blende so 

 hinter den Meniskus, daB das schwarze Feld 

 unten ist und die Grenzlinie sich wenige 

 Millimeter unterhalb des Meniskus befindet, 

 so erscheint letzterer, nach unten scharf 

 begrenzt, sehr gut erkennbar, schwarz auf 

 weifiem Grande. Andere Vorrichtungen 

 dienen der Vermeidung der Parallaxe bei 

 unrichtiger Hohe des Auges. Die Haupt- 

 sache ist bei alien Ablesungen das Einhalten 

 der gleichen Bedingungen; alsdann fallen 

 etwaige Fehler heraus, wenn die Messung 

 in einer Ermittelung der Differenz zweier 

 Ablesungen besteht (Biiretten, MeBpipetten, 

 Vollpipetten mit zwei Marken). 



Biiretten mit einem dunkelfarbigen, 

 schmalen Langsstreifen auf weiB durch- 

 scheinendem Grande (Biiretten nach Sch ell- 

 bach) lassen an der Stelle des Meniskus 

 eine scharfe Einschniirung des dunklen 

 Streifens sehen. Die Ablesung wird infolge- 

 dessen recht bequem. 



Dunkle, wenig oder nicht durch.sich.tige 

 Fliissigkeiten mussen unter Benutzung der 

 obere'n Begrenzungsflache des Meniskus 



25* 



