388 



Chemische Apparate 



abgemessen werden. Wenn nur eine Ab- 

 lesung (kerne Differenzbestimmung) in Frage 

 kommt, ergeben sich hieraus kleine Feliler, 

 die irgendwie entweder bestimmt oder aus- 

 geschaltet werden miissen. 



Zur Wagung gasfbrmiger Stoffe dienen 

 GefaBe mit moglicnst geringem Eigengewicht 

 bei mbglichst groBem Volum. Genaue 

 Bestimmungen erfordern sehr groBe Prii- 

 zision. Man kann auch den Kunstgriff 

 anwenden, gasfbrmige Stoffe durch geeignete 

 Reaktionen aus festen Stoffen oder Fliissig- 

 keiten darzustellen, in solche zu verwandeln 

 oder daran zu binden und so ihre Wagung 

 auf eine Wagung jener Stoffe zuriickzufiihren. 



Von weiterer Anwendbarkeit ist bei Gasen 

 die Volummessung. Hierzu dienen GasmeB- 

 rbhren (Eudiometer) und Gasbiiretten. 

 Erstere sind einseitig offene Rbhren mit 

 fortlau fender Volumteilung, die mit einer 

 Sperrfliissigkeit gefiiHt und in derselben 

 Fliissigkeit so atifgestellt werden, daB das 

 zu messende Gas von unten her eingeleitet 

 werden kann. Die Gasbiiretten sind eben- 

 falls fortlaufend geteilte Rohren, die aber 

 mit einem kapillaren Ansatzrohr (oder 

 Hahnrohr) versehen und dort mit Gummi- 

 schlauch und Quetschhahn (oder Glashahn) 

 verschlossen werden kb'nnen. Unten sind 

 sie verjiingt und stehen mittels Schlauches 

 mit einem oben offenen, mit Sperrfliissigkeit 

 gefullten Niveaurohr in Verbindung. Es 

 versteht sich von selbst, daB bei der Messung 

 der hydrostatische Dmck der Sperrfliissigkeit 

 ebenfalls beriicksichtigt werden muB. Die 

 Gasbiiretten dienen in Verbindung mit 

 AbsorptionsgefaBen (Gaspipetten) zur Unter- 

 suchung von Gasgemischen in der Gas- 

 analyse, s. den Artikel ,,Chemische Ana- 

 lyse, Gas analyse". Fur besondere Zwecke 

 sind Gasbiiretten von abweichender Form 

 angegeben worclen, in denen selbst z. T. auch 

 chemische Reaktionen mit dem Gas oder 

 Gasgemisch vorgenommen werden kb'nnen. 

 Ein naheres Eingehen hierauf an dieser Stelle 

 verbietet sich jedoch (s. auch unten S. 393). 



Zur Messung grbBerer Mengen von Gasen 

 dienen die Gasmesser und Gasuhren, 

 in denen entweder die Strbmungsgeschwindig- 

 keit eines Gases bestimmt wird wie in den 

 Rota-Messern 1 ), so daB dieVolumbestimmung 

 auBerdem noch eine Messung der Zeit er- 

 fordert, oder durch automatische Zahlung 

 von Umdrehungen, deren jede einer bestimm- 

 ten Gasmenge entspricht , sofort das Ge- 

 samtvolum des hi n durch geleiteten Gases 

 ermittelt wird (gewbhnliche Gasuhr). Beide 

 Prinzipien unterscheiden sich in derselben 

 Weise wie in der Elektrotechnik das Ampere- 

 meter und das Coulombmeter (Voltameter). 



Aachen. 



Deutsche Rotawerke, G. m. b. H., 



Es sei nebenbei erwahnt, daB auch groBe 

 Fliissigkeitsmengen nach einem Gasuhr prin zip 

 gemessen werden konnen (automatische^Wasser- 

 messer, Wasseruhren). 



5. Apparate zur Ausfuhrung mecha- 

 nischer, ph3'sikalischer und chemischer 

 Operationen. 5 a) Zerkleinern und 

 Form en. Feste Kbrper von geniigender 

 Zahigkeit und Weichheit (Duktilitat der 

 Metalle) lassen sich schneiden. Dazu dienen 

 Messer, die fiir besondere Zwecke auf einer 

 Grundplatte mit Tischchen fiir das Ma- 

 terial hebelartig montiert werden, um die 

 Ausfiihrung glatter Schnitte in gleich- 



' bleibender Richtung zu ermbglichen (Na- 



; triummesser). 



Harte und sprode Stoffe werden durch 

 Zerdriicken und ZerstoBen, weiterbin durch 

 Reiben und Malilen zerkleinert. Dazu 

 dienen Morser oder Reibschalen ver- 

 schiedenen Materials. Die gebrauchlichste 

 Art fiir die gewbhnlichen chemischen Zwecke 

 ist die Reibschale aus Porzellan mit un- 



j glasierter oder auch glasierter Innenflache 

 und entsprechender Pistill-(Stempel-)Ober- 

 flache. Fiir hartere Substanzen sowie ins- 



; besondere fiir analytische Untersuchungen 

 sind Reibschalen (und Pistille) aus Ac hat 

 gebrauchlich. Metall wird als Material 

 fiir Reibschalen und Morser zu chemischen 

 Zwecken in der Regel nicht gebraucht, 

 wenigstens nicht zum Zerreiben der Sub- 

 stanzen. Dagegen sind zum Zerkleinern 

 sehr harter Stoffe durch einfaches Zerdriicken 

 oder Zertriimmern stahlerne ,,Diamant- 

 morser" viel in Gebrauch. Die Zerkleinerung 

 erfolgt hier durch Hammerschlage auf ein 

 stalilernes Pistill, das in einer eng anschlieBen- 

 den Hiilse aus gleichem Material beweglich 

 ist und saint dieser auf einer stahlernen 

 Unterlage sitzt. Die zu zerkleinernde Sub- 

 stanz wird zwischen Unterlage und Pistill 

 gebracht. Dem Zerkleinern im Stahlmbrser 

 hat das weitere Zerreiben in einer harten 

 Reibschale zu folgen. Um das Verstauben 

 schadlicher Substanzen beim Zerreiben zu 

 verhindern, wird das Pistill durch eine 

 Schutzhiille dicht hindurchgefuhrt, welche 

 auch iiber die gauze Reibschale oder doch 

 iiber deren oberen Rand t'aBt. 



Endlich existieren auch mechanisch an- 

 zutreibende Reibevorrichtungen, welche die 

 iibliche, durch die Hand ausgeftihrte Be- 

 wegung des Pistills in der Reibschale nach- 

 ahmenl Demselben Zwecke dienen die 

 Miihlen, deren verbreitetste Form die 

 Kugelmiihle ist. Letztere besteht aus einer 

 Trommel, welche mit der zu mahlenden 

 Substanz und einer Anzahl von Kugeln 



! beschickt und in nicht zu rasche Rotation 

 versetzt wird. Trommel (Innenseite) und Ku- 

 geln bestehen gewbhnlich aus (unglasiertem) 

 Hartporzellan. Zum groblichen Zerkleinern 



