390 



Chemische Apparate 



Richtung der Langsachse. An Stelle des 

 bin- mid hergehenden Schlittens kann auch 

 einin derselben Richtung wirken der Schaukel- 

 apparat (mit oder ohne gleichzeitiges Kippen 

 der Flasche) angewendet werden. Die 

 Wirkung der Schiittelapparate steigert sich 

 im Sinne drehend - - stiirzend - stoBend. 



Haufig wird man an Stelle des Schiittelns 

 das einfachere Ruhr en verwenden konnen, 

 bei dem das GefaB in Ruhe bleibt und nur 

 der Inhalt bewegt wird. 



Die Riihrvo'rric lit ung besteht in der 

 Regel aus einem Riihrer geeigneter Kon- 

 struktion, der durch direkte Kuppelung oder 

 vermittels Schmirlaufs und Schnurscheibe 

 von irgendeinem Motor in Bewegnng gesetzt 

 wird, AuBer auf- und abgehenden Riihrern 

 sind (und zwar diese haufiger) rotierende 

 Riihrer im Gebrauch. Let zt ere konnen 

 einfache Stabriihrer mit rechtwinklig um- 

 gebogenem, auch wo hi loffelartig gestaltetem 

 Ende, Flligelriihrer, Spiralriihrer, Schrauben- 

 riihrer usw. sein. Zentrifugalruhrer tragen 

 am unteren Ende bewegliche Schenkel, die 

 in der Ruhe in axialer Richtung herabhangen, 

 so daB der Riihrer bequem auch in enghalsige 

 GefaBe eingefiihrt werden kann, beim Riihren 

 aber sich auseinanderspreizen. Sehr wirksam 

 ist der Wittsche Riihrer, der die Fliissigkeit 

 axial ansaiigtund radial wieder wegschleudert ; 

 er wird fiir Saugwirkimg von oben und von 

 unten konstruiert. Zum Antriebe von 

 Schiittel- und Riihrapparaten dienen Mo to- 

 re n. Es kommen hier vor allem elektrische 

 Kleinmotoren, Wasserturbinen und HeiB- 

 luftmotoren in Frage. Elektromotoren 

 haben manche Vorziige. Sie konnen trotz 

 bedeutender Leistung sehr klein und kom- 

 pendios gehalten sein, lassen sich iiberall 

 aufbauen, wo StronianschluB geeigneter Span- 

 nung vorhanden, arbeiten meist in jeder Lage, 

 eignen sich zur direkten Kuppelung und 

 bediirfen kauni der Wartung. Ein Uebel- 

 stand ist in vielen Fallen ihre ho he Touren- 

 zahl, die ohne Beeintriichtigung des sicheren 

 und gleichmaBigen Ganges iiur in engen 

 Grenzen variiert werden kann, ferner der 

 Umstand, dafi die Laboratoriimisluft sehr 

 rasch den Kontakt zwischen Kollektor und 

 Biirste zu verderben pflegt. Die hohe Touren- 

 zahl und geringe Regulierbarkeit haben 

 mit den Elektromotoren auch die Wasser- 

 turbinen (z. B. nach Rabe) gemein. 

 Oft wird man daher bei beiden Arten von j 

 Apparaten genotigt sein, zur Reduktion der 

 Tourenzahl eiu Vorgelege aus Schnur- 

 scheibenstufenradern oder Kegelzahnradern 

 anzuwenden. Niederspannungsmotoren und 

 Turbinen sind iibrigens wohl die gei'ahr- 

 losesten Antriebsmittel. Ausgezeichnet be- 

 wahrt haben sich die HeiBluftmotoren 

 (L. Heinrici, Zwickau i. S.). Sie arbeiten mit 

 einem minimalen Verbrauch an Brennstoff 



(z. B. Leuchtgas), laufen sicher und gerausch- 

 los, haben keine allzu hohe Tourenzahl und 

 werden bis zu ganz bedeutenden Leistungen 

 gebaut. Betriebsstorangen haben gewohnlich 

 ihren Gmnd in unzulassig starkem Anheizen. 

 Die groBeren Modelle erfordern Wasser- 

 kiihlung. Die HeiBluftmotoren sind die 

 zuverlassigsten Laboratoriiinismotoren. 



Zur Uebertragung der Bewegung 

 vom Motor nach dem Apparat benutzt man, 

 wenn eine langere Tatigkeit in Frage kommt, 

 am besten runde Lederschniire mit Metall- 

 ,,schl6Bchen u , auch wohl Ketten, Draht- 

 spiralen, Darmsaiten, Bindfliden oder zu- 

 sammengebundene Gummischlauche. Zum 

 Riihren unterWasser, besonders in der Warine, 

 haben sich nur Ketten bewahrt. 



50) Entmischen, Klaren, Trennen. 

 Die zur Trennung^ von Fliissigkeitsschichten 

 dienenden Scheidetrichter sind bereits 

 im vorigen Abschnitte erwahnt worden. 

 Das AbgieBen oder Abheben einer Flussigkeit 

 von einem festen Bodenkorper (Dekantieren) 

 kann man bei vorsichtigem Gebrauche 

 fast in jedeni GefaBe vornehmen, notigenfalls 

 unter Mitwirkung eines Hebers. Bequemer 

 sind besondere DekantiergefaBe (Dekan- 

 tiertopfe) mit Tuben in verschiedener Hohe, 

 aus denen die Fliissigkeit abgelassen wird 

 in dem MaBe, wie sie sich durch Absitzen 

 des vorher suspendierten festen Stoffes ge- 

 klart hat. Aehnliche Vorrichtungen kann 

 man auch zum Schlammen, d. h. zur 

 Trennung feinerer, iu der Fliissigkeit langer 

 suspendiert bleibender Teilchen von groberen, 

 sich vorher absetzenden, benutzen. 



Die vollstandigste und zuverlassigste 

 Trennung einer Fliissigkeit von einem festen 

 Stoff liefert die Filtration. Sie besteht 

 darin, daB das Gemisch durch eine porose 

 Schicht von angemessener Durchlassigkeit 

 bezw. Dichte gegossen, gedriickt oder gesaugt 

 wird. Das Material dieser Schicht kann sehr 

 verschiedenartig sein: Baumwolle (Watte), 

 Asbestfasern, Glaswolle (letztere beiden fiir 

 stark iitzende oder organische Fasern zer- 

 storende Fliissigkeiten), Leinwand, Ton, Me- 

 tallschwamm usw. Weitaus am haufigsten 

 wird besonders priipariertes Papier (Filtrier- 

 papier) gebraucht. Es gibt Filtrierpapiere 

 der verschiedensten Sorten von groBter 

 Durchlassigkeit bis zu soldier Dichtigkeit, 

 daB geringste Trubungen, ja selbst Bakterien, 

 zuiiickgehalten werden. Die meisten Sorten 

 kommen sowohl in ganzen Bogen als auch in 

 runden Filterscheiben verschiedenen Durch- 

 messers in den Handel. Man unterscheidet 

 ferner gewOhnliche und aschefreie (oder asche- 

 arme) Filtrierpapiere, von denen letztere, 

 durch Behandlung mit Sauren von der 

 Hauptmenge ihrer mineralischen Bestandteile 

 befreit, in der Regel zu quantitative!! Analysen 

 benutzt werden, bei denen das Filter samt 



